— 512 — 



InJECTEUR de gaz avec REGULATEUR, PAR LE Dr A. HÉNOCQUE. 



Désirant appliquer à la thérapeutique l'action de l'acide 

 carbonique sur les diverses muqueuses, suivant la méthode de 

 M. le professeur Brown-Séquàrd, j'ai dû constituer un appa- 

 reil présentant un volume et un poids qui en permissent le 

 transport et l'emploi au lit du malade et dans les cliniques. 

 De plus, l'acide carbonique devant être injecté sous pression 

 et dans des cavités telles que la vessie, le pharynx, le rectum, 

 le vagin, etc., il était nécessaire de pouvoir connaître avec 

 précision la pression du gaz à chaque moment de l'opération. 



M. Galante fils, avec son habileté et son obligeance habi- 

 tuelleSj s'est appliqué à résoudre ce problème, et il a construit 

 suivant mes indications l'appareil que je présente à la Socié- 

 té. Destiné à l'emploi thérapeutique de l'acide carbonique, il 

 pent servir à l'insufflation avec tout autre gaz ou un mélange 

 de gaz et de vapeurs, n'attaquant pas le cuivre: c'est pourquoi 

 je le désigne sous le nom dhnjeeteur de gaz avec régulateur . 



Les termes du problème étaient ainsi posés : 



lo Comprimer le gaz acide carbonique de manière à en em- 

 magasiner environ 40 décimètres cubes dans un récipient de 

 dimensions relativement restreintes; 



2o Utiliser ce gaz à une pression constante de quelques 

 centimètres d'eau, 15 ou 20 par exemple. 



L'appareil qui a permis de répondre à ces données se com- 

 pose de deux récipients mélalHques superposés et soudés l'un 

 à l'autre. 



(A) Le récipient inférieur, ou réservoir présente latérale- 

 ment un ajutage sur lequel on visse la conduite venant de la 

 pompe à compression. Si l'on fait monter la pression dans le 

 réservoir jusqu'à 10 kilogs, l'appareil renfermera 40 litres de 

 gaz , la capacité réelle du réservoir étant de 4 décimètres 

 cubes. 



(B) Le récipient supérieur, ou régulateur, est en communi- 

 cation avec le précédent, par un robinet; au-dessus de l'ori- 

 fice de ce robinet e; t disposé un clapet fixé à l'extrémité 

 d'un levier, relié lui-même par une bielle verticale au centre 

 de la membrane flexible formant la paroi supérieure du régu- 



