— 513 — 



lateur. Ce récipient est complété par une prise de gaz rece- 

 vant un tube de caoutchouc qui se termine par un embout de 

 forme appropriée à l'organe sur lequel on veut agir, et enfin 

 par un bouton qui manoeuvré de l'extérieur, règle, (en agis- 

 sant sur un ressort appliqué sur le levier porteur du clapet) 

 la pression à laquelle le gaz doit être utilisé. 



Le réservoir est muni d'un manomètre indiquant la pression 

 en kilogrammes, et le régulateur est muni d'un manomètre 

 indiquant la pression en centimètres d'eau. Le rapport entre 

 les surfaces, celle de la membrane supportant une pression 

 de quelques centimètres d'eau et celle du clapet sur laquelle 

 s'applique une pression variant de 10 à kilogrammes, est 

 calculé de telle sorte que les pressions très différentes, sur- 

 tout au début de l'opération, se fassent équilibre. 



Dès que la pression tombe dans le régulateur , le ressort 

 rappelle la membrane, le clapet s'ouvre et le gaz contenu 

 dans le réservoir se précipite dans le régulateur; mais, aussi- 

 tôt que la pression dans celui-ci a atteint le chiffre fixé d'a- 

 vance, (20 centimètres d'eau par exemple), la membrane se 

 tend et ferme le clapet. Une nouvelle admission aura heu dès 

 qu'une dépense nouvelle de gaz se sera produite ; mais cette 

 admission comme celles qui ont précédé ou celles qui suivront 

 ne pourra pas être d'un volume tel que la pression dans le 

 régulateur, qui est la pression d^ utilisation, puisse varier. 



Si la dépense de gaz s'effectue d'une manière continue , 

 après quelques oscillations le clapet viendra prendre une 

 position déterminée qui laissera passer exactement une quan- 

 tité de gaz égale à celle qui s*échappe parla prise; mais, dans 

 ce cas comme dans celui d'une dépense de gaz avec des in- 

 tervalles , la pression restera toujours la même dans le régu- 

 lateur. 



Je communiquerai ultérieurement les expériences faites avec 

 cet appareil dans le laboratoire de médecine du Collège de 

 France, et les résultats des applications cliniques de l'acide 

 carbonique sous pression. 



