ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1902, N:0 O. 177 



För att hastigare kunna arbeta med detta instrument har 

 jag oftast för beqvämlighets skull användt tangentmetoden, hvil- 

 ket är tillfyllest, så ofta någon räkning lued resultaten ej er- 

 fordras. Dock kan naturligtvis äfven den fullt exaktare sinus- 

 metoden här användas. 



Derjemte begagnades Sir W. Thomsen's (Lord K elvin's) verti- 

 kala intensitetsinstrument, egentligen afsedt för justering af skepps- 

 kompassen, men som lämpar sig väl för uppmätning af den ver- 

 tikala intensiteten. Instrumentet består af tvänne horizontela, 

 sinsemellan parallela och med hvarandra förbunda af strumpstickor 

 förfärdigade magnetnålar, som hvila medelst ett par tina spetsar 

 på glatta underlag. Dessa nålars attraktion eller repulsion af 

 en nedifrån verkande magnetisk kratt, som åstadkommer deras 

 lutning mot horizontalplanet, kan kompenseras genom en verti- 

 kalt stäld, medelst skruf rörlig magnet, som är anbragt nedan- 

 om, men midtemellan de horizontela rörliga magneterna. Denna 

 vertikala magnets afläsning, A, afläses på skalan, och på det 

 graderade skrufhufvudet och magnetnålparets horizontalställning 

 vid jeranvigt iakttages mot ett på den anbragta sidoytan af glas 

 uppritadt horizontelt streck. Frånräknar man de delstreck, som 

 på neutral mark förorsakas, erhåller man verkan från sjelfva 

 malmfältet, hvilken verkan från en punkt till en annan 

 varierar. 



Instrumentet ställes vågrätt genom ett å detsamma anbragt 

 vattenpass. Genom jemförelse på behörigt sätt fäs instrumentets 

 angifvelser uttryckta i jordmagnetisrnens vertikala komposant. 



Stativet är ett vanligt. Bordskifvan är qvadratisk, har 

 längs ena sidan en upphöjd kant, hvarigenom man lätt kan in- 

 ställa instrumentet vid uppmätning af dess deklinationsvinkel, 

 medan nian inrigtar bordets sidokant längs den utstakade 

 linien. 



4. Går man direkt från körvägen invid malmhögarne mot 

 gruföppningen, på vägen frän Dannemora till Oslerhy, finner man 

 följande deviationer utan devierande magnet från staknings- 

 linien. 



