Ein Kessel für Bogen und Funken unter erhöhtem und 

 vermindertem Druck. 



(Mit 5 Texfiguren.) 



Von 

 Aug. Hagenbach. 



Die Aufgabe des Apparates, der in dieser Notiz beschrieben 

 werden soll, ist, Bogen oder Funken innerhalb der Druckgrenzen 

 von null bis etwa zwanzig Atmosphären betreiben zu können, be- 

 sonders zur Untersuchung der spektralen Eigenschaften des Lichtes, 

 aber auch zur Feststellung der elektrischen Verhältnisse mittels 

 Sondenmessungen. 



Der früher verwendete Kessel ^) hat zwar gute Dienste ge- 

 leistet, aber er hatte den grossen Nachteil, dass das Einsetzen der 

 Elektroden sehr unbequem war. Durch die relativ kleine Öffnung 

 im Deckel konnte man gerade nur mit einer Hand hindurchgreifen 

 und musste die Manipulationen ohne etwas zu sehen durchführen. 

 Ein gutes Justieren der Elektroden war langwierig. War eine 

 Änderung an der Lampe notwendig, was bei solchen Apparaten 

 immer einmal vorkommen kann, so musste der grosse Deckel 

 abgehoben werden und dazu alle Teile, die auf demselben befestigt 

 oder durch ihn durchgeführt waren, wie der Lampenmechanismus, 

 entfernt werden. Dazu waren zahllose Schrauben herauszunehmen, 

 was eine umständliche und zeitraubende Prozedur war. 



Der neue Kessel sollte alle diese Nachteile vermeiden und 

 ich gelangte zu folgendem Prinzip der Bauart. Die Lampe, 

 die Stromzuführungen und die Reguliervorrichtungen sollen alle 

 im Deckel befestigt werden. Dieser wiederum soll mit möglichst 

 wenig Schrauben mit dem Kessel verbunden und gedichtet werden. 

 Dann hat man beim Abheben des Deckels alle Teile der Lampe 

 offen vor sich. Anderseits aber müssen Manometer, Hähne für 

 Gaszufübrung direkt in den Kessel führen, sodass diese Teile beim 

 Verändern der Elektroden oder beim Reinigen des Beobachtungs- 

 fensters unverändert gelassen werden können. Im folgenden lasse 



1) A. Hagenbach, Physik. Zeitschr. 10, p. 649, 1909. 



