Ein Kessel für Bogen und Funken. 



37 



ich kurz die Beschreibung der Einrichtung folgen, ohne mich auf 

 alle Einzelheiten einzulassen. Die beigegebenen Abbildungen mögen 

 als Ergänzung dienen. 



Der Kessel ist ein zylindrisches Gefäss von 29 cm Höhe und 

 19,5 cm innerer Öffnung mit einer Wandstärke von 2,3 cm aus 

 Grauguss gegossen. Die Innenseite ist gut ausgedreht, damit man 

 den Kessel leicht reinigen kann. Er enthält seitlich zwei Gas- 

 zuführungen, die mit sorgfältig eingeschliffenen Hähnen (Konus- 

 verschluss) versehen sind. Eine dritte Einführung dient zum An- 

 schluss eines Druck- oder Vakuum- 

 manometers. Auf der Vorderseite ist 

 eine runde Öffnung von 5 cm durch 

 eine 2 cm dicke Quarzplatte verschlos- 

 sen und beidseitig mit Gummiringen 

 abgedichtet. Zum Austritt des Lichtes 

 bleibt noch 4 cm Öffnung frei. (Vergl. 

 Abbildung 1 vorn und Abbildung 3 

 rechts im Kessel.) 



Der ganze Kessel ist in einen 

 Behälter aus Zinkblech hineingestellt, 

 deren unterer Teil einen Durchmes- 

 ser von 31 cm und deren oberer 

 einen von 40 cm aufweist. Man er- 

 kennt auf Abb. 1, die während der 

 Konstruktion des Apparates aufge- 

 nommen wurde, den Kessel mit lose 

 aufgesetztem Deckel im unfertigen 

 Wasserbehälter. Das Beobachtungs- 

 fenster wie auch alle übrigen seit- 

 lichen Einführungen müssen natürlich 

 auch durch den Wassertrog geführt 

 und abgedichtet sein. 



Gegenüber dem Quarzfenster ist 

 noch eine weitere runde Öffnung von 7,5 cm Durchmesser für fol- 

 gende Zwecke eingeschnitten. Erstens ist für Sondenmessungen 

 im Bogen eine Glasplatte, durch die eine nach allen Seiten beweg- 

 liche Sonde eingeführt werden kann, einsetzbar. Die genügende 

 Beweglichkeit der Sonde wird dadurch erreicht, dass sie durch 

 einen Kautschukpfropfen geführt wird. Zweitens kann für Unter- 

 suchungen im Bogen mit senkrecht zu einander stehenden Elek- 

 troden eine Elektrode, die durch eine Glasplatte geführt ist, hori- 

 zontal eingesetzt werden. Als vertikale Elektrode dient dann die 

 untere Elektrode der im Deckel befestigten Lampe. Die horizontale 



Fio-. 1. 



