Ein Kessel für Boa;en und Funken. 



39 



horizontale und eine vertikale Achse und eine seitliche Verschiebung, 

 sodass es möglich ist, den Bogen, wenn notwendig, näher an das 

 Fenster zu bringen oder ihn weiter abzurücken, auch sind dadurch 

 die Elektroden schief zu einander zu stellen. Die beiden Halter 

 sind mit Marmorstücken von den Stangen isoliert, in denen der 



Fio. 3. 



Bewegungsmechanismus für vertikale Verschiebung jeder Elektrode 

 für sich eingebaut ist. Diese Reguliervorrichtung der Bogen- oder 

 Funkenlänge geschieht durch Drehung grosser runder Fiberplatten 

 auf dem Deckel (siehe Abb. 3) Die Bogenlänge kann an einer 

 Trommel in Zehntel Millimetern abgelesen werden. 



Die Stromeinführung ist mit grosser Sorgfalt ausgeführt 

 worden und bewährt sich gut. Bei Funken unter Druck müssen 



