40 



Ausr. Hasenbach. 



ausserordentlich hohe Spannungen angewendet werden und man 

 muss deshalb nach Möglichkeit der Gefahr des Durchschlagens 

 begegnen. Die anzuwendenden Potentiale steigen proportional dem 

 Druck, so dass man auch bei relativ kleinen Funkenstrecken kräftige 

 Induktorien verwenden muss. In untenstehender Zeichnung (Ä.bb. 4) 

 ist die Stromzuführung im Querschnitt skizziert. 



Der Kupferdraht L von 4 mm, der unter dem Deckel zu einer 



Elektrode führt, wird durch eine 

 besonders dazu hergestellte Por- 

 zellanröhre P gesteckt und ab- 

 gedichtet. Diese hat eine Länge 

 von 30 cm und einen äussern 

 Durchmesser von 25 mm. Auf eine 

 Länge von 10 cm am untern Ende 

 beträgt die Wandstärke der Röhre 

 10 mm, während der obere Teil 

 nur 5 mm dick ist. Jede Elektrode 

 ist also gegen den Kessel, der 

 durch die Wasserkühlung mit der 

 Erde verbunden ist, durch eine 

 Schicht von 10 mm Porzellan iso- 

 liert. Die Zuführung wurde nun 

 mit je einem Gummiring g^ und 

 gg oberhalb und unterhalb der Ver- 

 engung durch eine feste und eine 

 bewegliche Metallplatte p^^ und pg 

 abgedichtet, indem die Schrauben- 

 mutter m^ kräftig angezogen vi^urde. 

 Diese Art der Dichtung erwies 

 sich nach verschiedenen andern 

 Proben als die sicherste. Ganz 

 ähnlich wurde nun dieser Isolator 

 im Deckel D durch die Gummi- 

 platte gg , den Metallring p^ und 

 die Schraubenmutter m^ luftdicht 

 eingeführt. Zwei Hippen am untern Ende der Porzellanröhre ver- 

 hindern ein eventuelles Herausdrücken aus dem Deckel. Bei allen 

 Gummidichtungen muss stets eine lose Metallplatte vor der Druck- 

 schraube liegen, weil sonst der Kautschuck beim Anziehen reisst. 

 Der Deckel ist durch Rippen verstärkt und besitzt am Rande 

 vier Flügel, in welche die Verschlusschrauben nach entsprechenden 

 Ansätzen am Kessel laufen. Bei Vakuumversuchen sind diese 

 Schrauben nicht einmal notwendig, sondern es genügt ein Bügel 



