Ein Kessel (ar Bonen und Funken. 



41 



(Abb. 3, rechts auf dem Tisch liegend), der durch zwei Zapfen 

 befestigt ist und mittels einer einzigen Schraube in der Mitte des 

 Deckels angezogen wird. Für alle Schrauben dienen Schlüssel mit 

 einer Querstange, sodass in kürzester Zeit durch einige Umdrehungen 

 der Verschluss beendet ist. Das Offnen und Herausnehmen der 

 Lampe, was eben durch Heben des Deckels mit einem Drahtseil 

 über eine ßolle geschieht, ist so einfach, dass es auch bei schwachem 



Fis;. 5. 



rotem Licht ausgeführt werden kann, was bei Spektralaufnahraen 

 von Wichtigkeit ist, indem man die Elektroden zwischen zwei Auf- 

 nahmen, deren eine als Vergleich dient, ändern kann. 



Die Druckmessung geschieht mit einem Manometer. Für 

 erhöhten Druck dient ein Dosenmanometer, das angeschraubt werden 

 kann. Unter einer Atmosphäre misst man mit einem Quecksilber- 

 raanometer von 80 cm Länge (Abb. 3, links auf dem Tisch). Es 

 iot auf einem Brett montiert und trägt zwischen beiden Schenkeln 



