42 Aug. Hagenbach. 



eine Messingskala, die bis 7 cm vertikal mit einem Trieb verschieb- 

 bar ist. Dadurch ist es möglich, den untern Meniskus mit einem 

 Zehnerstrich zur Koinzidenz zu bringen, was unter Umständen 

 praktisch ist. Als Zeiger dienen zwei Schieber, halb aus Messing 

 und halb aus Spiegel bestehend, die hinter die Schenkel reichen. 

 Ein horizontaler Strich über beide Teile gestattet die Einstellung 

 Horizontalstrich-Quecksilbermeniskus und die Ablesung Horizontal- 

 strich-Skala ohne Parallaxe, denn der Horizontalstrich endet 

 an der Skala. Die Ablesung ist bis auf ein Zehntel Millimeter 

 möglich. Leisten aus weissem Celluloid, parallel mit den Schenkeln, 

 zum Anschreiben von Daten vervollständigen den Apparat. Das 

 Manometer ist auf dem Tisch festgeschraubt, damit die Verbindung 

 des Glasmanometers durch eine Kupferröhre ohne Gefahr des 

 Brechens hergestellt werden kann. Wird das Manometer nicht 

 gebraucht, so wird es weggenommen. 



Bei Bogenaufnahmen unter Druck mit längerer Expositionszeit 

 ist eine Wasserkühlung notwendig. Deshalb sitzt der Kessel 

 in einem Wasserbehälter, mit einem Wasserzufluss von unten und 

 einem Überlauf im Innern. Bei kürzerem Gebrauch ist die Wasser- 

 zirkulation nicht notwendig. 



Den für den ganzen Apparat besonders konstruierten Tisch 

 (70 X 70 gross) sieht man auf der Abbildung 5. Eine beträchtliche 

 Höhenverstellung ist deshalb notwendig, weil der Apparat vielfach 

 vor andern Apparaten wie Gitteraufstellung oder Spektrograph 

 aufgestellt werden muss. Die Tischplatte, 4 cm dick, steht auf vier 

 Spindeln und kann mittels Handrädern um 30 cm gehoben werden. 

 Um vor dem Fenster des Apparates Linsen und Instrumente auf- 

 zustellen, wird an den Tisch ein Ansatz von 45 cm Länge (siehe 

 Abbildung) oder von 90 cm angebracht. Der Tisch ist auf Rollen 

 fahrbar, wird aber bei Gebrauch mit Stellschrauben arretiert. Trotz 

 des grossen Gewichtes des ganzen Instrumentariums ist der Apparat 

 dadurch, dass er als einheitliches Ganzes zusammengebaut ist, 

 ausserordentlich handlich und leicht beweglich. 



Ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, dass sämtliche Teile 

 des Apparates, des Tisches und des Manometers vom Instituts- 

 mechaniker, Herrn Jakoh Hunziker, nach meinen Angaben gebaut 

 worden sind und dass sich bis jetzt keine Mängel gezeigt haben. 



Physikalische Anstalt der Universität Basel. 



Manuskript eingegangen 21. Oktober 1918. 



