Alpen- und Ebenen-Pflanzen. 71 



(1905 S. 118 — 121). Wahrscheinlich ist dies darauf zurückzuführen, 

 dass ich im Gegensatz zu Brown und Escombe das CO3 nur etwa 

 70 cm und darunter über der Erde mass, wo es nach Demoussy 

 (1904 S. 291 ff.) in bedeutend, grösserer Menge vorhanden ist als 

 in grösserer Höhe. 



Zur Bestimmung des CO3- Gehaltes wird eine bekannte Luft- 

 menge durch eine Pettenkofer-Röhre geleitet. Wird die bei der 

 Titration gefundene COg -Menge durch die Anzahl Liter geteilt, 

 welche die Röhre passieren, so erhält man den COj-Gehalt in 

 Grammen pro 1 Liter Luft. 



3. Der Assimilationsversuch. 



Die nachstellenden Assimilationsversuche führte ich alle in 

 einem Luftstrome von natürlichem COg-Gehalte aus, um möglichst 

 natürliche Bedingungen zu schaffen. Der Luftstrom wurde durch 

 ca. 30 Liter fassende Aspiratoren erzeugt, von denen je 2 so zu- 

 sammengestellt waren, dass durch Schlauchverbindungen das Wasser 

 aus dem oberen in den unteren fliessen konnte. Die Aspiratoren 

 waren mit Standröhren versehen, hinter welchen eine Einteilung 

 in Liter angebracht war. Die Teilstriche lagen so weit aus- 

 einander, dass mit Hilfe eines Millimeterstabes 100 cm^ abgelesen 

 werden konnten. 



Durch die ganze Apparatur — sie bestand aus U-Röhre, 

 Waschflasche, Récipient mit Pflanze und Pettenkofer-Röhre — wurde 

 ein der Menge des ablaufenden Wassers entsprechendes Quantum 

 von Luft durchgesaugt. 



Alpen- und Ebenenpflanzen wurden, wie schon erwähnt, gleich- 

 zeitig untersucht ; die Apparatur für die beiden untersuchten 

 Pflanzen war dieselbe. Während der Atmung wurde die Luft 

 durch die in Bimssteinstückchen enthaltene KOH eines U-Rohres 

 sowie durch die Ba(0H)2 einer Waschflasche von COg befreit. 



Der Récipient, welcher die Pflanze enthielt, bestand aus einer 

 Glasglocke mit Hals und geschliffenem Rand. Der Hals war mit 

 einem doppelt gebohrten Gummipfropfen geschlossen. Durch die 

 eine Bohrung führte eine ausserhalb des Recipienten rechtwinklig 

 gebogene Röhre bis unten in die Glocke, durch die andere Boh- 

 rung eine gleichgestaltete Röhre, die jedoch nur bis zum Halsende 

 reichte. Ausserdem war am Gummipfropfen ein Thermometer be- 

 festigt, das frei in die Glocke hing. Die Oberfläche des Gummi- 

 pfropfens und seine Fugen am Glashals waren mit Paraffin Über- 

 gossen, wodurch völlige Dichtigkeit erreicht wurde. Den Rand 

 der Glocke dichtete ich mit einem Gemisch von Schweineschmalz 



