Untersuchungen an einem einfachen Wellenmesser. 



Von 

 Hans Zickendraht. 



1. Beschreibung des Apparates/) 



Der in vorliegender Studie untersuchte Wellenmesser soll in 

 erster Linie Unterrichtszwecken dienen, eignet sich aber auch zur 

 Verwendung im radiotelegraphischen Stationsbetriebe. Er stellt 

 im wesentlichen einen geschlossenen Schwingungskreis mit stufen- 

 weise veränderlicher Selbstinduktion und stetig veränderlicher 

 Kapazität dar. Das zunächst ausgeführte Modell umfasst in zwei 

 Messbereichen die Wellenlängen 300 m bis 800 m, und 800 m bis 

 2500 m. Der Übergang von den kurzen zu den langen Wellen 

 geschieht mittels eines Umschalters, welcher zwei Selbstinduktions- 

 spulen in näher zu beschreibender Weise verbindet. Jedem der 

 beiden Messbereiche entspricht ein unveränderlicher Wert der 

 Selbstinduktion, für die kurzen Wellen ist eine Spule von rund 

 200 000 cm gewählt worden, die gleichzeitig als Kopplungsspule 

 dienen soll, den zweiten Messbereich der langen Wellen erhält 

 man durch eine an die Kopplungsspule anzuschliessende Zusatz- 

 wicklung, die im vorliegenden Falle rund 1 600 000 cm Selbst- 

 induktion besitzt. Wickelt man aber die beiden Selbstinduktions- 

 stufen auf einen gemeinsamen Kern und zweigt sie einfach direkt 

 ab, so bleibt bei Einschaltung des kleinen Selbstinduktionswertes ein 

 störend mitschwingendes freies Spulenende in galvanischer und in- 

 duktiver Kopplung übrig, ein Fehler, der bei einem Messinstrumente 

 unbedingt vermieden werden muss. Vollständiges Abschalten der 

 zweiten Stufe beim Gebrauch der ersten würde aber in der eben 

 beschriebenen Anordnung bloss die galvanische, nicht aber die in- 

 duktive Kopplung lösen. Diese Fehlerquelle ist nun dadurch um- 

 gangen worden, dass die kleine Selbstinduktionsstufe, gleichzeitig 

 als Kopplungsspule dienend, mit horizontaler Axe, die Verlänge- 



^) Séance de la société Suisse de physique à Neuciiâtel. Arciiives de 

 Genève (4) 46. 41. 1918. — Der Apparat wird von der Firma Fr. Klingelfuss 

 & Cie. in Basel hergestellt. 



