256 



Hans Zickendraht. 



rungsspule aber mit vertikaler Axe in den Apparat eingebaut 

 wurde; der Wellenschalter hebt dann bei Verwendung des ersten 

 Messbereichs (kurze "Wellen) jegliche Verbindung mit der Ver- 

 längerungsspule auf, schliesst aber beim Übergang zum zweiten 

 Messbereiche (lange Wellen) die zweite Spule an die erste an. 

 Als stetig veränderliche Kapazität befindet sich im Wellenmesser 

 ein Drehkondensator mit Aluminiumplatten in Luft als Dielektrikum. 

 Die Wahl des Dielektrikums bedingt allerdings geringe Kapazität, 



Fiçfur 1. 



bringt aber dafür den Vorteil der Unabhängigkeit der Eichwerte 

 von der Frequenz mit. Bei etwa vorkommenden Überspannungen 

 wird der Kondensator ohne weitere Schädigung durchschlagen. Ein 

 solches Vorkommnis ist bei ölgefüllten Instrumenten wegen der 

 Kohleabscheidungen verhängnisvoller. 



Die Zusatzapparate zum Wellenmesser, die beim vorliegenden 

 Modell sämtlich durch Steckerverbindungen angefügt werden und 

 dem Instrument eine universelle Verwendbarkeit geben, lassen sich 

 in zwei Gruppen: Generatoren und Indikatoren, trennen: 



Als Generatoren kommen nur in Betracht: Summererregung 

 (nach Eichhorn -Lodge) und Röhrenerregung unter Verwendung 

 eines Elektronenrelais. 



