Untersuchunoen an einem einfachen Wellenmesser. 



257 



Als Indikator dient für Stationszwecke bei rohen Messungen 

 am Sender, oder auch zu Demonstrationen vor grossem Auditorium 

 die Glühlampe oder die auf die Maximalspannung ansprechende 

 Leuchtröhre. Dämpfungsmessungen, bei denen E,esonanzkurven des 

 Stromeffektes im Wellenmesser aufgenommen werden müssen, führt 

 man mittels eines empfindlichen Hitzdrahtinstrumentes aus. In 

 losester Kopplung mit einem zu gedämpften Schwingungsgruppen 

 erregten Kreise lässt sich aber mit Detektor und Telephon (eventuell 

 Galvanometer unter Beobachtung besonderer Vorsichtsmassregeln) 

 messen. 



ûe/ëkhr od Summer Leuchtröhre Glühlampe od B'/^d-ah/: 

 Q O O Q 



-O Ô 



Telephon od fle/ner7t. 

 Figur 2. 



Der oben beschriebene Wellenmesser, dessen Aussenansicht 

 in Fig. 1, dessen Schaltschema in Fig. 2 wiedergegeben ist, lässt 

 die Anfügung aller aufgeführten Generatoren oder Indikatoren zu. 

 Besondere Aufmerksamkeit wird in den im Folgenden mitgeteilten 

 Untersuchungsergebnissen dem Einfluss der verschiedenen an den 

 Schwingungskreis angelegten Nebenapparate auf die Frequenz des 

 Messkreises geschenkt werden. 



Jeder angefügte Hilfsapparat verstimmt unter allen Umständen 

 den Messkreis. Er bringt zusätzliche Selbstinduktion und, was 

 meist überwiegend, zusätzliche Kapazität mit und erhöht dadurch 

 die Frequenz im allgemeinen. Doch auch eine Erniedrigung der 

 Eigenwelle des Messkreises kann beobachtet werden, dann näm- 

 lich, wenn durch die nahezu kurzgeschlossene Wicklung, welche 

 die Glühlampe als Indikator enthält, eine Verringerung der Selbst- 



17 



