258 Hans Zickendraht. ■ 



induktion der Kopplungsspule entsteht.-) Die Auswertung solcher 

 Grössen war das Ziel der vorliegenden Studie. 



2. Der Einfluss der Hilfsapparate auf den Messkreis. 



Bei einem mit verschiedenen Generatoren oder Indikatoren 

 versehenen Wellenmesser lässt sich zunächst die rein praktische 

 Frage aufwerfen, ob sich am Zeiger des stetig veränderlichen Ab- 

 stimmittels — hier des Drehkondensators — eine von der Wahl 

 der angeschlossenen Hilfsapparate unabhängige Wellenskala an- 

 bringen lasse oder nicht. Es ist sofort klar, dass eine einzige 

 Eichkurve beziehungsweise Wellenskala nur in dem Falle ausreicht, 

 dass sämtliche Indikator- oder Generatorverbindungen den Schwin- 

 gungskreis um gleichviel verstimmen. Die auf das letzterwähnte 

 Erfordernis zu prüfenden Kombinationen sind nun: 

 Generatoren : Summer und Stromquelle. 



Elektronenrelais und Rückkopplungsvorrichtung. 

 Indikatoren : Glühlampe an Hilfskreis. 



Hitzdrahtinstrument an Hilfskreis. 



Leuchtröhre. 



Detektor und Telephon. 

 Mit Ausnahme des an besonderer Stelle zu behandelnden 

 Elektronenrelais sind alle liier aufgezählten Hilfsapparate einer 

 Prüfung unterworfen und bezüglich ihres verstimmenden Einflusses 

 auf den Messkreis untersucht worden; gleichzeitig ergab sich auch 

 eine Kontrolle derselben Einflüsse auf den mitverwendeten grossen 

 Wellenmesser der „Teleftinken"-Gesellschaft Berlin. 



Die angelegten Hilfsapparate bringen immer eine Änderung 

 der Konstanten des Messkrcises mit sich. Mit Ausnahme der an 

 besonderm Hilfskreis liegenden Glühlampe oder des Hitzdraht- 

 instrumentes werden alle Generatoren oder Indikatoren direkt an 

 die Pole des Kondensators angelegt, sind somit sowohl letzterem 

 als auch der Selbstinduktionsspule parallel geschaltet. Dies bewirkt 

 beim Kondensator (neben der leitenden überbrückung) eine Kapa- 

 zitätserhöhung, bei der Spule jedoch eine Erniedrigung der Selbst- 

 induktion. Bei Summer und Telephon darf aber mit Sicherheit 

 angenommen werden, dass die nahezu eisengeschlossenen Spulen 

 dieser Apparate hochfrequente Ströme nur durch kapazitiven 

 Schluss durchlassen^), sodass die kapazitive Einwirkung bei weitem 

 überwiegend sein muss. Man begeht also jedenfalls einen nur sehr 



2) K. Bangert. Ann. d. Phys (4) 32. 46B. 1910. 



3) Bei versciiiedenen Summern mit und ohne den bekannten Nebensciiiuss 

 zur Magnetspule konnte kein Einfluss der Ueberbrückung nachgewiesen werden. 



