Untersuchungen an einem einfachen Wellenmesser. 259 



kleinen Fehler, wenn man die Verstimmung des Messkreises in 

 der Hauptsache auf eine zur Kapazität des Drehkondensators hin- 

 zutretende „wirksame Kapazität" der Hilfsapparatur zurückführt. 



Dann gilt: 



Wellenlänge des Messkreises allein: ^o = 2yri' YL C^, 



Wellenlänge des Messkreises mit Hilfsapparat i^ = 27iv'\J\j{G^ + c) 



woraus wirksame Kapazität des Hilfsapparates c = C^, • ^ , " 



Hiebei ist C,, die am Drehkondensator des Wellenmessers ein- 

 gestellte Kapazität und es ist von vorneherein klar, dass bei 

 Wellenmessern mit grossen Kapazitätswerten (ölgefüllte Konden- 

 satoren, Ende der Messkala), die durch die Indikatoren verur- 

 sachten Verstimmungen nur wenig oder gar nicht merklich sein 

 werden. Umsomehr wird aber eine Verstimmung in unserm Falle, 

 wo es sich um einen Luftkondensator von geringer Anfangskapa- 

 zität handelt, hervortreten. 



Der neue Wellenmesser sollte nun zunächst mit dem vorhan- 

 denen Apparate verglichen werden. Beide Instrumente waren 

 aber augenscheinlich in ihren Angaben in vorderhand unkontrollier- 

 barer Weise von den angeschlossenen Hilfsapparaten abhängig, so- 

 dass ein dritter geschlossener Schwingungskreis zugezogen werden 

 musste, der in extrem loser Kopplung als Zwischenkreis zum 

 Vergleich dienen sollte. Hiebei sind verschiedene Anordnungen und 

 Messweisen möglich. Eine derselben ist im Folgenden wieder- 

 gegeben: 



Ein Schwingungskreis I mit der Eigenwelle À^ wird mittels 

 Summer zu mit Tonfrequenz aufeinanderfolgenden Gruppen wenig 

 gedämpfter Schwingungen angestossen. Mit ihm ist ein geschlossener 

 Kreis II extrem lose gekoppelt, sodass mit Sicherheit nur eine 

 Welle — bei Resonanz die Welle X^^ — in ihm erregt wird. Die 

 Resonanzlage wird mittels eines mit Kreis II wiederum äusserst 

 lose gekoppelten hochempfindlichen Detektorkreises III eingestellt. 

 Bei dieser Anordnung ist dafür gesorgt, dass keinerlei direkte 

 Einwirkung des Kreises I auf den aperiodischen Detektorkreis 

 möglich ist. I gab also einen geringen Bruchteil seiner Energie 

 an den Zwischenkreis II und dieser wieder einen kleinen Bruch- 

 teil seiner eigenen Schwingungsenergie an den Kreis III ab. 



Mit besonderer Sorgfalt, namentlich unter Vermeidung aller 

 variablen kapazitiven Beeinflussung des Zwischenkreises wurde zu- 

 nächst dessen Abstimmung auf die Erregerwelle i^ vorgenommen^ 

 hierauf konnten durch Anlegen der verschiedenen Indikatoren und 



