260 Hans Zickendraht. 



Generatoren charakteristische Verstimmungen herbeigeführt werden, 

 die über den Einfluss der einzehien Hilfsapparate Aufschluss geben: 



Eine erste Messreihe bezweckte den Nachweis solcher Ver- 

 stimmungen am grossen Wellenraesser der Telefunkengesellschaft. 

 Da dessen ölgefüllter Drehkondensator einen Messbereich von 

 ca. 200 bis 4800 cm Kapazität umfasst, so kann ein Einfluss der 

 nur wenige Zentimeter wirksamer Kapazität besitzenden Indika- 

 toren und Generatoren lediglich bei Messwerten zu Beginn der 

 Skala des Drehkondensators nachweisbar sein. 



Zur Ausführung der Untersuchung wurde an den der Physi- 

 kalischen Anstalt Basel gehörenden grossen Wellenmesser der 

 Telefunkengesellschaft eine aus zwei Windungen dicken Kupfer- 

 drahtes bestehende Kopplungsschleife von rund 3200 cm Selbst- 

 induktion angeschlossen*), welche zur losen Kopplung mit dem 

 aperiodischen Kreise III dienen sollte, die eigentliche Selbstinduk- 

 tionsspule des Messkreises II vermittelte dann die Kopplung mit 

 dem Erregerkreise I. Durch die zusätzliche Kopplungsschleife er- 

 höhte sich die Selbstinduktion des mit 680 cm Kapazität auf die 

 Welle 400 m abgestimmten Kreises von 59 600 cm auf 62 800 cm. 

 Der Skalenangabe 400 m am Wellenmesser entsprach also bei- 

 spielsweise einer Welle von 410,5 m. 



Zunächst wurde nun der geschlossene Schwingungskreis; be- 

 stehend au? dem Wellenmesser mit Kopplungsschleife ohne ange- 

 schlossene Hilfsapparate erregt und zwar mit i^, = 406,6 m^). Legte 

 man hierauf den dem Wellenmesser beigegebenen Detektor und 

 das Telephon an, so musste der Drehkondensator von 667 cm auf 

 633 cm zurückgestellt werden, was auf eine zusätzliche wirksame 

 Kapazität des angeschlossenen Indikators von 34 cm schliessen 

 liess. Statt auf 406,6 m Wellenlänge ohne Indikator wäre der 

 Messkreis mit Indikator nun auf 416,9 m Wellenlänge abgestimmt, 

 was einer Erhöhung um 2,53 7o entspricht. Nach demselben Ver- 

 fahren gelang der Nachweis des Einflusses der zusätzlichen Kapa- 

 zitäten der andern Hilfsapparate. 



Bezeichnet wie oben /l^, die der Kondensatoreinstellung C(, ent- 

 sprechende Welle des Wellenmessers ohne angeschlossene Hilfs- 

 apparate, i^ die durch die zusätzliche Kapazität c der Indikatoren 

 oder Generatoren vergrösserte Welle, so ist die Verstimmung in 

 Prozenten gegeben durch: 



'') Dies gescliah unter Zuhilfenahme der beiden zur Dämpfungsbestimmung 

 vorgesehenen Klemmen, die den Hauptkreis zu öffnen erlauben. 



5) Verwendet wurde am Weüenmesser die Spule Nr. KI mit einem Mess- 

 bereich von 400 m bis 1000 m, also absichtlich ganz zu Anfang der Skala ge- 

 arbeitet. 



