Untersuchungen an einem einfachen Wellenmesser. 263 



Zunächst fällt beim Vergleich der beiden Tabellen I und II 

 der Unterschied in den Werten der wirksamen Kapazitäten der 

 Hilfsapparate zum Telefunken- Wellenmesser auf. Die Unsicherheit 

 namentlich in den Messergebnissen der Tabelle I lässt sich erstens 

 auf die Schwierigkeit, mit einem Drehkondensator vom Heduktions- 

 faktor 1 Grad = 28,1 cm Kapazität noch derartig kleine Kapazitäten 

 zu bestimmen^) und zweitens auf die eingangs gewählte Annahme 

 zurückführen, es sei die ganze verstimmende Wirkung einer zu- 

 sätzlichen Kapazität zuzuschreiben, die beim Vergleich verschie- 

 dener Hilfsapparate an ein und demselben Messkreise, nicht aber 

 beim Anlegen desselben Indikator- oder Generatorkreises an zwei 

 verschieden gebaute Schwingungskreise zulässig ist. Flachspulen 

 haben z. B. eine andere Kapazitätsempfindlichkeit wie Zylinder- 

 spulen gleicher Selbstinduktion usw. 



Jedenfalls ist ein Wellenmesser mit ebensovielen Eichkurven 

 auszustatten, als Indikatoren beziehungsweise Generatoren an ihm 

 verwendet werden sollen. Nicht unerwähnt bleibe schliesslich der 

 kapazitive Einfluss des Beobachters selbst auf den Messkreis. Bei 

 allen oben niedergelegten Messungen wurde der Drehkondensator 

 nicht direkt von Hand, sondern mittels eines 20 cm langen Zellu- 

 loidhebels betätigt; ferner konnte die Wirkung der Berührung des 

 ans Ohr gehaltenen Telephons, das heisst der kapazitive Anschluss 

 des Beobachters (als kleine Antenne) an den Schwingungskreis 

 deutlich nachgewiesen werden. Alle diese Faktoren sind bei ge- 

 nauen Messungen zu berücksichtigen. 



Glühlampe und Hitzdrahtinstrument liegen, wie eingangs in 

 der Beschreibung des neuen Wellenmessers erwähnt und aus dem 

 Schaltungsschema Fig. 2 ersichtlich, an einem gesonderten, aus 

 einer Windung dicken Kupferdrahtes bestehenden Kreise, der koaxial 

 zur Kopplungsspule angebracht ist. Mit wenig Widerstand über- 

 brückt, stellt dieses System einen angekoppelten Kurzschlussring 

 dar, dessen Wirkung nur eine Erniedrigung der Selbstinduktion im 

 Messkreise sein kann. In der Tat ergaben sich die in Tabelle III 

 zusammengestellten Resultate, wobei die Verstimmung in Prozenten 

 folgendermassen ausgedrückt wird : 



Ist 2(, die der Kondensatorstellung G^ entsprechende Grund- 

 welle, Lq die zugehörige Selbstinduktion, C diejenige Kondensator- 

 stellung, die bei angelegtem Indikator und dadurch auf L herab- 



8) Die Ergebnisse der Tabelle II verdienen in Anbetracht des Reduktions- 

 faktors von rund 5,4 cm pro Grad am Drehkondensator bedeutend mehr Ver- 

 trauen, da bei einer Ablesegenauigkeit von 0,2 Grad an der Teilung noch 1,1cm 

 Kapazitätsunterschied zu erkennen ist. 



