264 



Hans Zickendraht. 



gesetzter Selbstinduktion die verstimmte Welle 2 auf die ursprüng- 

 liche Welle wieder einstimmt, so gilt zunächst 



L^Cq = LC und — = ^r wo L <^ L„ 



und die prozentuale Verstimmung, da / <^ i,j , 



100 



= 100 



[-vg 



= 100 



VI 



TabeUe III. 



Angeschlossene Hilfsapparate 



Kapazität 

 am Dreh- 

 kondensator 



Verstimmung 

 in o/o 



Stecker mit Glühlampe 9) 



Hitzdrahtinstrument mit Schnur und Stecker 10) 

 Ohne Hilfsapparate 



cm 

 255 

 241 

 2W 



-3,0 

 -0,3 



Die Glühlampe, welche dem Messkreise ziemlich viel Energie 

 entzieht und ihn dadurch beträchtlich dämpft, verstimmt um 3 '^jo 

 nach kürzeren Wellen hin, sie eignet sich bloss zu rohen Mes- 

 sungen bei Demonstrationen. Der Hitzdrahtkreis verstimmt dagegen 

 nur sehr wenig. 



3. Die Vorgänge in den Hilfskreisen. 



An die oben wiedergegebenen Messungsresultate seien noch 

 einige theoretische Betrachtungen angeschlossen, in denen versucht 

 werden soll, den zum Teil etwas verwickelten Vorgängen in den 

 angeschlossenen Hilfskreisen auf der Grundlage der gewöhnlichen 

 Wechselstromgleichungen Rechnung zu tragen. Zu diesem Zwecke 

 gehen wir von folgenden Voraussetzungen aus : 



Der geschlossene Messkreis werde in loser Kopplung mit kon- 

 stanter Amplitude, also „ungedämpft", erregt, derart, dass eine reine 

 Sinusspannung an den Enden des Kondensators auftritt. Es sei 



e = Cy sin 2n\\i 1) 



die am Kondensator des Messkreises und damit auch am Hilfs- 

 kreise liegende Wechselspannung. 



Zunächst werde ein Detektor kr eis betrachtet. Er enthält irgend 

 ein Schwingungsventil mit asymmetrischer Charakteristik, sowie einen 

 Strommesser, zwei Apparate, die im Folgenden näher zu definieren 

 sind. Das Schwingungsventil wird unter der sinusoidalen Wechsel- 



