266 



Hans Zickendraht. 



Gleichstrominstrument kommt einzig und allein die Differenz der 

 beiden in je zwei aufeinanderfolgenden Halbperioden des unsym- 

 metrischen Stromes ij bewegten Elektrizitätsmengen in Betracht. 

 Dividiert durch die Dauer T einer ganzen Stromperiode liefert die 

 Differenz dieser beiden Elektrizitätsmengen den galvanometrischen 

 Mittelwert 



T 



M{i,) = lji,dt, 6) 











f! 



"fO-' 



Amp. 







4 









/ 









/ 









/ 



3 

 z 







/ 



' 







/ 





1 



0,4 -0,3 -0,Z -0,1 



/ 



/ 













^ 



^ 



01 0,2 0,i 0, 





^ 









1 Fehkon- 















Figur 3. 



also den vom Schwingungsventile abgesonderten, vom Galvanometer 

 angezeigten Bruchteil der im Messkreise schwingenden Energie. 



Komplizierter werden die Verhältnisse, wenn der Messkreis 

 zu gedämpften mit Tonfrequenz aufeinanderfolgenden Schwingungs- 

 gruppen erregt wird. Gleichung 1) wird dann erweitert lauten 



^t 



• sin 2yrnt 



7) 



wo Ô den Dämpfungsfaktor des Messkreises, e die Basis der natür- 

 lichen Logarithmen bedeutet. 



Während aber der Abfall der Spannungsamplituden am Kon- 

 densator des Messkreises dem einfachen Exponentialgesetze folgt, 

 ergibt sich für das Abklingen der Amplituden des vom Schwingungs- 



