Untersuchungen an einem einfachen Wellenmesser. 

 TabeUe IV. 



271 



Angeschlossener Indikator 



Selbst- 

 induktion Lj' 



Verstimmung in o/o 



berechnet 



beobachtet 



Glühlampe kalt (1,6 Ohm) . . . 



„ glühend (7 Ohm) . . 



Hitzdrahtinstrument kalt (8,8 Ohm) 



Ohne Indikator ....... 



cm 



178 590 

 188 069 



188 403 



189 000 



2,8 

 0,8 

 0,16 



0,3 



Die Übereinstimmung ist in Anbetracht der Unsicherheiten 

 bei Berechnungen und Messungen zufriedenstellend und zeigt jeden- 

 falls, dass sich durch Gleichung 11) die Einflüsse der beiden 

 Kreise aufeinander mit einer für viele Zwecke der Praxis aus- 

 reichenden Genauigkeit vorausberechnen lassen'^). Zu berück- 

 sichtigen ist die aus Gleichung 13) erhältliche scheinbare Wider- 

 standserhöhung des Messkreises, die aus folgenden Zahlen deutlich 

 hervorgeht : 



Tabelle V. 



Angeschlossener Indikator 



Scheinbarer 

 Widerstand der 

 Eopplungsspule 



Glühlampe kalt (1,6 Ohm) . . . 



„ glühend (7 Ohm) . . 



Hitzdrahtinstrument kalt (8,8 Ohm) 



(Ohne Indikator) 



Ohm 



55,90 



22,08 



17,91 



0,37 



Die dämpfende Rückwirkung des Indikatorkreises auf den 

 Messkreis erweist sich als eine recht beträchtliche. Interessant 

 liegen die Verhältnisse durch Zufall bei der Glühlampe. Es lässt 

 sich nämlich leicht zeigen, dass der Wert des Widerstandes w/ 

 in Gleichung 13) für bestimmtes Wg ein Maximum besitzt. Dies 

 tritt ein für : 



27rnLo 1 .... 



wobei w/ = W;^ + ycnk-Lj 



/ 



18) Ein hier in Betracht zu ziehender Fall ist das Kurzschliessen über- 

 stehender Spulenenden beim Empfangsapparat. Der kurzgeschlossene Teil ver- 

 längert die Selbstinduktion des übrigen Spulenteiles, erhöht ferner dessen 

 Widerstand und damit die Dämpfung. 



