SÉANCE DU 9 JANVIER 35 



La caisse à air supérieure communique par une embouchure tronc- 

 conique avec le parleur. Les vibrations sont transmises à l'auditeur par 

 un tube de caoutchouc à parois épaisses, plus ou moins long. 



Pour l'audition bi-auriculaire, on bifurque ce tube au moyen d'un 

 ajutage métallique en Y. 



Fonclionnement . — Le tube en caoutchouc est introduit directement, 

 sans embout, dans le conduit auditif externe, de manière à empêcher 

 toute communication avec l'air extérieur. L'orifice du conduit auditif 

 externe ayant un diamèj.re variable suivant les sujets, il faut terminer 

 en cône le tube de caoutchouc et le couper en un point tel qu'il pénètre 

 à frottement dans le conduit auditif, de manière à s'y maintenir facile- 

 ment. 



Le parleur applique les lèvres sur l'embouchure, les vibrations trans- 

 mises à la membrane sont communiquées à l'air du tuyau et des 

 caisses, et l'auditeur entend parfaitement la voix parlée; la voix chu- 

 chotée est perçue avec une grande netteté. Il faut éviter de parler fort. 



Cet appareil agit donc comme cornet acoustique. En même temps, il 

 masse le tympan comme le masseur de Delstanche et même beaucoup 

 mieux, car les vibrations ainsi transmises au tympan sont de même 

 ordre, à l'intensité près, que celles que le tympan est destiné normale- 

 ment à recevoir. 



D'ailleurs, j'ai remarqué que l'acuité auditive des malades atteints 

 d'otite scléreuse était augmentée d'une façon très appréciable par 

 l'usage de cet appareil. 



Le malade peut se masser lui-même les deux tympans, ensemble ou 

 séparément, en parlant dans l'embouchure et en mettant l'extrémité 

 libre du tube dans le conduit auditif externe des deux oreilles ou de 

 l'une d'elles séparément. 



J'ai en ce moment plusieurs malades en traitement; l'amélioration 

 est certaine; mais il ne s'est pas écoulé encore un temps assez long pour 

 me permettre de formuler des conclusions tout à fait fermes. 



Remarquons, en terminant, qu'il est très avantageux pour le malade 

 de ne pas avoir, comme dans les cornets habituels, le parleur qui 

 souffle dans l'oreille de l'auditeur, chose essentiellement anti-hygié- 

 nique et désagréable, 



.le continue maintenant mes recherches, au point de vue thérapeu- 

 tique, en étudiant les modifications produites par l'usage de l'appareil 

 sur les malades atteints d'otite scléreuse ; et au point de vue physique 

 en me servant des flammes manométriques de Kœnig et des tambours 

 inscripteurs de M. le professeur Marey; il est en effet facile de faire 

 varier dans l'instrument un quelconque des facteurs, en laissant les 

 autres constants, ce qui permet de déterminer successivement 

 l'influence de chacun d'eux. 



