SÉANCE DU 20 FÉVRIER 197 



Quelle que soit son explication théorique, le fait subsiste : la subs- 

 tance agglutinante est absente on en très faible jjroportion dans les organes 

 où se localise le B. d'Eberth. 



Note sur un noi veau cardiographe du lapin, 

 par M. E. Bardier. 



Le nouveau cardiographe que j'ai eu l'honneur de présenter à la 

 Société est essentiellement composé de deux pièces ; l'une est fixe, l'autre, 

 mobile. 



La première n'est autre qu'un appareil de contention du thorax. Elle 

 comprend deux arcs métalliques articulés et destinés à embrasser le 

 thorax dans leur concavité. A l'extrémité de l'une de ces branches est 

 ménagée une ouverture permettant d'explorer très aisément la région 

 précordiale. 



La deuxième est un appareil explorateur fixé sur la branche gauche 

 par un support. 



Cet appareil comporte un tambour explorateur mobile dans tous les 

 sens, grâce à une articulation à billes. La membrane de ce tambour peut 

 être munie à son centre soit d'un bouton, soit d'une aiguille, de façon 

 à pouvoir limiter le mieux possible l'exploration du cœur. 



Les graphiques que j'ai obtenus à l'aide de cet appareil permettent de 

 lui attribuer plusieurs avantages. 



On peut, en effet, grâce à la précision de l'exploration, obtenir des car- 

 diogrammes très amplifiés. En comprimant très fortement, à l'aide de 

 l'arc métallique le thorax du lapin, on supprime à peu près complète- 

 ment les mouvements du lhora:x et le cardiogramme dans ce cas ne se 

 complique pas de la couche respiratoire. Enfin l'appareil, une fois bien 

 fixé, ne peut se déplacer, à moins de mouvements trop violents. 



Il reste encore pour perfectionner cet instrument à ajouter à la branche 

 droite une pelote destinée à faire une contre-pression énergique sur le 

 côté droit du thorax pour refouler complètement le cœur à gauche. Peut- 

 être y aura-t-il également avantage à le rendre plus léger en le faisant 

 en aluminium? 



Ce sont là des points sur lesquels la pratique seule pourra nous ren- 

 seigner. En tout cas, M. Verdin qui a bien voulu se charger de la cons- 

 truction de cet instrument, établira sous peu le modèle définitif qui sera 

 présenté de nouveau à la Société, 



