SÉANCE DU 13 MARS 



271 



sable; mais son piston se détériore facilement, et il est assez difficile de 

 le remplacer. 



Les seringues à piston extensible en caoutchouc sont certainement 

 celles qui fonctionnent le mieux; mais toutes présentent des inconvé- 

 nients, soit au point de vue de la précision, soit à celui du fonctionne- 

 ment du piston, ou du montage plus ou moins compliqué. 



La nouvelle seringue que nous avons l'honneur de présenter à la 

 Société réalise tous les desiderata. 



Le corps de la seringue est tout en verre, ce qui facilite singulière- 

 ment son montage et son démontage; le verre, parfaitement calibré, est 



AA, corps de la seringue ; B, support de l'aiguille G; DD, oreilleltes; E, rondelle de 

 -caoutchouc spécial; F, axe central, à tête K; l'extrémité opposée, en pas de vis f f. 

 ■reçoit l'écrou du serrage I et le bouton J formant contre-écrou ; son ergot, ou taquet H, 

 s'encoche dans l'embase g ; G, gaine de l'axe central; L, douille métallique, formant 

 le support du piston dans l'axe du corps de la seringue; M, ajutage mobile, recevant 

 toutes aiguilles en m', et s'adaptant en ?>i" sur la pointe B de la seringue. 



très résistant et solide; le diamètre de sa pointe, dont le rodage est 

 parfait, est exceptionnellement fort, ce qui assure à la monture de 

 l'aiguille, qui est la même pour les seringues de toutes les capacités, 

 une solidité aussi grande qu'avec une pointe en métal; son ajutage 

 spécial permet d'adapter sur cette pointe toutes les aiguilles du com- 

 merce ; 



La graduation à double chiffraison, et partant du 0, à la surface du 

 verre, lui donne une précision mathématique; cette graduation, faite à 

 la main après jaugeage, permet de ne tenir aucun compte du liquide qui 

 peut rester dans le cône de la pointe et dans l'aiguille; 



La douille métallique flexible qui maintient le piston dans l'axe du 

 «orps de la seringue, assure un montage et un démontage instantanés; 



