430 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



nus. — J'ai examiné avec soin ces divers points dans un autre travail 

 auquel je renvoie (1). — Cette étude m'ayant permis d'établir le manque 

 de précision des uréomètres en général et, en particulier, des uréomètres 

 à eau; sachant, d'autre part, combien il serait avantageux d'être en 

 possession d'un uréomètre à eau offrant toute sécurité, j'ai pensé qu'il 



serait de quelque utilité de décrire 



ici l'appareil suivant, dans lequel je 

 crois avoir réuni toutes les qualités 

 exigées de ces instruments. 



I. Description du nouvel uréomètre 

 à eau. — On peut considérer à cet 

 uréomètre trois parties principales : 

 1" Le tube A, divisé en dixièmes de 

 centim. cube, sert à l'introduction 

 des liquides dans le gazogène et 

 au mesurage du volume du réactif 

 employé. 2° Le gazogène BG présente 

 un évasement G dont l'oxtrémité 

 inférieure est arrondie en forme de 

 calotte sphérique. 3° Le gazomètre 

 ou tube mesureur DM est formé d'une 

 partie renflée D et du tube gra- 

 dué M. Le zéro du tube mesureur 

 est placé à quelques millimètres seu- 

 lement au-dessous du plan horizon- 

 tal passant par le robinet R. 



La forme de l'instrument, dont 

 la largeur maxima ne dépasse pas 

 6 centimètres et demi, permet de 

 l'introduire dans une éprouvette 

 ordinaire de 2 litres de capacité. 

 — Le volume de la chambre à air 

 est de 25 centim. cubes environ. 

 Aucun uréomètre connu n'a une 

 chambre à air d'aussi faible capa- 

 cité. Elle n"a ici, d'ailleurs.faucune importance, contrairement à ce qui 

 a lieu dans les autres uréomètres dont le gazogène et le gazomètre 

 sont séparés ou plongent dans des milieux différents {^). 



(1) Henri Moreigne. ^/ouni. de Pharm. et de chim. [6], VI, n"^ 7 et 8, 1897. — 

 Voir aussi : Etude sur les wétfiodes de dosage de quelques éléments de Vurinc et 

 Rapports urinaires, vol. in-8 212 p. (Paris, 1895), — ou Thèse doct., Paris, 1895. 



(2) Pour l'influence de la capacité de la chambre à air et pour les détails 

 concernant cet appareil, voir H, Moreigne, loc. cit. 



