SÉANCE DU !•' MAI -431 



II. — Manœuvre de rinstrument. — Le robinet R étant ouvert, on fait 

 pénétrer dans le générateur, la prise de solution uréique. On ajoute 

 1 cenlim. cube de solution de glucose pure à 25 p. 100 et on lave avec 

 3 centim. cubes de lessive de soude au cinquième. Le lavage se fait 

 très facilement. — Ceci fait, on introduit l'instrument dans l'éprou- 

 vette H contenant de l'eau à la température du laboratoire. On fait 

 affleurer, à l'intérieur du tube mesureur, le niveau de l'eau au zéro. On 

 ferme le robinet R. On remplit le tube A de liqueur hypobromique jus- 

 qu'à la dernière division ou près de la dernière. On note les divisions 

 et fractions de division s'il y a lieu. Puis, de la main gauche, saisissant 

 la partie postérieure du robinet entre le pouce et les premiers doigts, 

 on soulève l'uréomètre de façon à diminuer la pression à l'intérieur. On 

 -tourne alors la clef du robinet de la main droite et on laisse pénétrer 

 dans le gazogène 12 centim. cubes environ de réactif. On note, pour la 

 seconde fois, le volume du réactif qui reste dans le tube A. — L'agita- 

 tion du liquide dans le gazogène se fait très aisément. La forme sphé- 

 riquedes extrémités de C s'y prête beaucoup. — La diminution de pres- 

 sion produite dans l'appareil ainsi soulevé permet au gaz de se 

 dégager du milieu réagissant avec plus de facilité. — On redescend 

 l'uréomètre dans l'éprouvette ; on attend que le contenu du gazogène 

 et la masse gazeuse aient pris la température de l'eau : ce point est 

 atteint lorsque le volume du gaz reste invariable après plusieurs lectures 

 successives. En retranchant du volume obtenu celui correspondant au 

 réactif employé, on a, par différence, l'azote dégagé. 



Nota. — Si l'on veut être d'une précision absolue, il faut tenir compte 

 du volume v du trou du robinet R qui reste plein de réactif après l'opé- 

 ration et le retrancher du résultat précédent. Ce volume est insigni- 

 fiant, car il ne dépasse pas en général un 1/3 de dixième de centimètre 

 cube. Pour être tout à fait exact, on donnera à Tampoule D, dont la 

 capacité marquée est l^*''^, une capacité réelle de (12'"' — v). 



Cet appareil (1) peut également servir au dosage de l'azote total par 

 la méthode de Kjeldahl-Henninger., méthode que j'ai longuement étudiée 

 autre part' (2). Il fournit des résultats absolument irréprochables. 



(1) J'ai fait construire cet uréomètre par M. Chabaud, 6, rue de la Sorbonne. 

 Paris. 



(2) Henri Moreigne. Thèse doct., p. 18 et suivantes. (Paris, 1895.) 



Le Gérant .- G. Masson. 



Paris. — Imprimerie de la Cour d'appel, L. Markthkux, directeur, 1, rue Cassette 



