SÉANCE DU 29 MAI 323 



basé a déjà été employé par Rédier pour construire une balance enre- 

 gistrante Quintenz. Mais le dispositif de Rédier avait deux inconvé- 

 nients. En premier lieu, il était solidaire de la bascule, et en second 

 lieu les transmissions se faisant mécaniquement, l'appareil subissait 

 de fréquents arrêts par suite de la délicatesse de certains organes. 

 L'enregistreur que j'emploie est extrêmement robuste et peut servir à 

 l'inscription des variations de poids aussi bien sur une bascule de 

 Quintenz pour peser l'homme que sur une balance de précision destinée 

 à évaluer des fractions de gramme — car il n'est relié à l'appareil de 

 pesée que par des connexions électriques. Il se compose essentielle- 

 ment d'un moteur électrique, produisant une immersion plus ou moins 

 considérable d'un plongeur cylindrique dans un vase contenant un 

 liquide et placé dans un des plateaux d'une balance. Au moment des 

 variations de poids du corps placé sur l'autre plateau, les variations 

 d'immersion du plongeur rétablissent l'équilibre et il suffit d'enregistrer 

 les déplacements du plongeur pour avoir la courbe des variations de 

 poids. Le sens de la rotation du moteur est commandé par des contacts 

 électriques du fléau. 



Outre le dispositif que j'ai réalisé avec le matériel de mon labora- 

 toire, j'ai fait construire un modèle par M. Richard. 11 fonctionne bien 

 quoique ayant besoin de quelques modifications de détail, c'est celui 

 qui m'a servi à prendre ces tracés. 



Je me suis beaucoup préoccupé, cette ann.ée, de la recherche d'un 

 bon moyen de dosage des produits de la respiration. Il n'y a pas de 

 procédé équivalent à la pesée, mais on n'a généralement ainsi que l'acide 

 carbonique total ou la vapeur d'eau totale pendant un laps de temps 

 déterminé, on ne peut suivre la marche du phénomène pendant le 

 cours d'une expérience. 



Mais si l'on place les appareils d'absorption à poste fixe sur le plateau 

 d'une balance munie de mon enregistreur, on obtient la courbe continue 

 du phénomène. 



La seule difficulté était de relier sans frottement ces appareils 

 d'absorption à la cloche sous laquelle se trouve l'animal et à l'aspira- 

 teur. On peut le faire à l'aide d'un joint hydraulique, mais cela n'est 

 même pas nécessaire. Les oscillations du fléau sont, en effet, extrême- 

 ment limitées, c'est à peine si elles sont visibles à l'œil ; dans ces condi- 

 tions, j'ai constaté qu'en établissant la communication à l'aide de tubes 

 en caoutchouc très souples et assez longs, on ne modifie pas la sensibi- 

 lité de la balance. 



J'ai pu, de la sorte, installer un appareil enregistreur soit d'acide 

 carbonique lorsque les tubes d'absorption contiennent de la potasse, 

 soit de vapeur d'eau lorsqu'ils contiennent de la ponce sulfurique. 

 11 est facile en changeant les dimensions du plongeur de faire varier 

 la sensibilité de l'appareil dans des limites très étendues. Celle que 



