530 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



agglutinantes du sérum. Dans 7 cas, il se formait bien de petits amas, 

 mais beaucoup de bacilles restaient mobiles ; dans un seul cas (scarla- 

 tine) le sang et le sérum donnaient des amas assez volumineux, avec 

 immobilisation de la presque totalité des bacilles; cette propriété du 

 sérum disparut pendant la convalescence. Les 7 cas avec réaction par- 

 tielle concernaient les faits suivants : oreillons, érysipèle, diarrhée 

 chronique, phlegmon, dysenterie, endocardite infectieuse, stomatite. 



Appareil pour la récolte 



ET LA décantation ASEPTIQUES DU SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE, 



par M. FÉLIX Jourdan, 

 Vétérinaire, directeur de l'Institut vaccinogène de la ville de Grenoble. 



L'auteur s'est inspiré de l'appareil très primitif employé par 

 M. Arloing, au laboratoire sérothérapique de la Faculté de médecine 

 de Lyon. Il présente aujourd'hui un appareil plus considérable, per- 

 fectionné, permettant de recueillir tout le sang que Ton peut retirer à 

 un cheval en une saignée et de retirer ensuite le sérum dans les condi- 

 tions les plus parfaites au point de vue technique. 



Description de Vappareïl. — L'appareil de M. Jourdan se compose de 

 deux pièces principales : un récipient; un support. 



1° Le récipient est un tonnelet en verre, cannelé intérieurement, 

 d'une capacité de 10 litres environ, muni de deux tubulures à la façon 

 d'un flacon de Mariotte. Comme il doit être incliné au moment de la 

 récolte du sang, il ne reçoit jamais que 5 à 6 litres de ce liquide. 



La tubulure inférieure est fermée par un bouchon de caoutchouc à 

 deux trous, maintenu en place par des brides métalliques d'une dis- 

 position spéciale. L'un des trous livre passage à un tube de verre B 

 doublement coudé. Grâce à la courbure intérieure, ce tube conduit le 

 sang contre la paroi interne du récipient, ce qui évite qu'il ne soit 

 battu avec l'air et ne mousse dans le tonnelet; grâce à la courbure exté- 

 rieure, il sera plus facile de le souder à la lampe après la récolte du 

 sang. L'autre admet un tube droit (A) dont le but est d'entretenir 

 constamment des relations avec la cavité du récipient. Ainsi, pendant 

 la saignée, il laisse échapper l'air au fur et à mesure de l'arrivée du 

 sang; pendant la décantation du sérum, il sert à amorcer un siphon 

 dont il va être question immédiatement. En effet, la tubulure supérieure, 

 fermée elle aussi par un bouchon de caoutchouc, admet un tube de 

 verre (C) coudé à angle droit à l'intérieur du tonnelet, de telle sorte 

 que sa portion interne, pouvant osciller parallèlement à la paroi supé- 

 rieure du récipient, vienne, à certains moments, plonger dans le sérum. 

 Ce tube forme l'origine d'un siphon complété extérieurement par un 



