642 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



de façon que la pointe de l'index soit au foyer de la lentille oculaire. En 

 déplaçant la préparation, on amène l'objet à démontrer dans le prolon- 

 gement optique de la pointe de l'index, et il n'y a plus ni perte de temps 

 ni discussion inutile, ni dessin, pour préciser le point en litige. Mais par 

 contre, on est astreint à posséder un autre oculaire dépourvu d'index, 

 afin d'éviter la fatigue produite par la vision continuelle de l'index bar- 

 rant le champ. Nous devons à la vérité de dire que pareil instrument a 

 été imaginé déjà et que Zeiss en vend un qui remplit le même but et a 

 les mêmes inconvénients. 



Vindex mobile de MM. les D" Azoulay et Nageotte, imaginé en 

 février 1897, obvie non seulement aux inconvénients précités, mais pos- 

 sède en outre des avantages nouveaux. Il est fondé sur ce qu'une 

 aiguille indicatrice fixée sur le diaphragme se meut angulairemeiit dans 

 un 'plan horizontal parallèle au diaphragme de l'oculaire et tout près et 

 au-dessus de lui. Les moyens d'obtenir ce mouvement angulaire 

 sont nombreux. M. Antony, horloger à Alger, nous en a construit 

 un basé sur l'action d'un ressort à boudin, éliminant tout temps perdu. 

 La maison Verick compte en construire un sur le même principe. M. Du- 

 maige en a établi un sur un mécanisme différent, MM. Vion, aussi, etc. 

 L'important est que le mouvement soit transmis à l'aiguille index 

 par un anneau extérieur au tube de l'oculaire et placé au-dessous et 

 tout près de l'œilleton portant la lentille oculaire. Le mouvement 

 angulaire de l'aiguille peut n'embrasser qu'un angle de 90 à 120 de- 

 grés. Il importe que l'extrémité de l'aiguille atteigne le centre du 

 champ et que l'aiguille se cache complètement quand on n'en a pas 

 besoin. Cette aiguille indicatrice ainsi mobile angulairement permet : 

 1° de n'avoir qu'un seul et même oculaire ; 2° de démontrer n'importe 

 quel point du champ microscopique sans déranger la préparation, et 

 cela en faisant pivoter l'oculaire sur lui-même, jusqu'à ce que la pointe 

 de l'index qui, grâce à l'anneau extérieur, a été déplacée de la quantité 

 voulue, vienne au contact du point à démontrer. Les avantages de 

 cet index mobile seront inappréciables pour les maîtres et les élèves, 

 et le rendent indispensable à tout micrographe. Nous fournissons à 

 qui nous le demandera tous renseignements sur la construction de cet 

 appareil. 



[612.175] 

 Les changements de forme du coeur sous l'influence de la course 



ÉTUDIÉS PAR LA PH0NEND0SC0PIE, 



par M. L. Capitan et M"'' le D'' Pokrychkïne. 



Le changement de forme et de volume du cœur, dans nombre de cir- 

 constances physiologiques ou pathologiques, est un fait de connaissance 

 vulgaire. 



