SÉANCE DU 31 JUILLET 851 



1° Comme autoclave ; 2" comme étuve à cultures; 3° comme appareil à 

 désinfection, pour opérer en grand la désinfection de tous locaux ou 

 objets contaminés. 



1° Comme autoclave, il sert à stériliser tous les objets qui peuvent 

 supporter, sans inconvénients, le contact de la vapeur d'eau sous pres- 

 sion, ou une température de 128 à 152 degrés. — Les boîtes-étuves à 

 fermeture hermétique permettent, après stérilisation, de conserver les 

 objets de pansements d'une façon parfaite et indéfinie. 



Les instruments sont stérilisés dans une solution de borate de soude 

 à 5 p. 100, ce qui les met à l'abri de la rouille et de la détrempe ; 



2° Comme étuve à cultures. — La chaudière de l'autoclave sert de 

 bain-marie; le couvercle de la boîte-étuve est muni d'un thermomètre 

 qui plonge jusqu'au tiers inférieur de l'étuve, et de deux tubes spéciaux 

 servant au renouvellement de l'air. Le réservoir de la lampe à alcool 

 est muni d'un brûleur et d'un bec-veilleuse. L'appareil disposé, on 

 chauffe jusqu'à 30 degrés et l'on éteint le brûleur; le thermomètre monte 

 encore d'une dizaine de degrés, et lorsqu'il est redescendu à 38 degrés, 

 si l'on doit opérer à cette température, on allume le bec-veilleuse dont 

 la fonction est d'empêcher le refroidissement du métal. 



Au bout de quelques minutes, l'appareil est réglé; on introduit alors 

 les cultures, et l'étuve est maintenue, sans va^Hation sensible, à 38 degrés, 

 pendant trois, quatre ou cinq jours et sans régulateur. 



On doit, autant que possible, opérer dans un local fermé, à l'abri des 

 courants d'air, de façon à ne pas être astreint à une surveillance fasti- 

 dieuse. 



3° Comme appareil à désinfection, pour opérer la désinfection en 

 grand de tous locaux et de tous objets contaminés. Le produit employé 

 est un mélange d'acétone et d'aldéhyde formique (formacétone) ren- 

 fermé dans un cylindre qui remplit à peu près la capacité de la chau- 

 dière. Ce cylindre est maintenu fortement à l'autoclave par une douille 

 qui en traverse le couvercle et reçoit dans son pas de vis intérieur un 

 appareil à robinet à deux voies 1 et 2; cet appareil est terminé par un 

 tube en cuivre de 3 millimètres de diamètre, et de 70 à 80 centimètres 

 de longueur, dont l'extrémité flexible peut pénétrer de quelques cen- 

 timètres, par toute ouverture filiforme, dans l'intérieur du local conta- 

 miné. L'une des voies (1) du robinet établit la communication entre le 

 cylindre et le tube qui est entouré dans presque toute sa longueur par 

 une gaine en cuivre de 12 à 13 millimètres de diamètre. La deuxième 

 voie (2) du robinet met en communication l'intérieur de l'autoclave 

 avec cette gaine, à sa base. 



L'opération est alors très simple. L'appareil étant en marche, dès qu'il 

 arrive à 4 atmosphères, on tourne le robinet jusqu'à ce que sa deuxième 

 voie mette en communication l'intérieur de l'autoclave et la gaine. Il 

 s'échappe alors un jet de vapeur d'eau qui échauffe le tube à formacétone 



