870 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



injection sous-conjonctivale était nécessaire pour amener la mort par 

 l'injection dans le vitré ou la chambre antérieure ; en moyenne 2 centi- 

 grammes par kilogramme d'animal doivent être employés pour produire 

 cet effet. 



Dans le vitré, après une néphrectomie double, 1 centigramme par 

 kilogramme suffit amplement; c'est donc encore ici une dose moitié 

 moindre de la précédente. 



Ces résultats expérimentaux sont intéressants à un autre ti(re : ils 

 montrent que la toxicité curarique croît seulement du simple au double 

 par la néphrectomie ou la ligature des uretères. 



[Travail du Laboratoire d' ophtalmologie de V Hôtel-Dieu.) 



Seringue stérilisable métallique, 

 par MM. Mermet et Major. 



L'appareil que nous soumettons à la Société nous a déjà rendu de 

 grands services au laboratoire ; nous croyons qu'en clinique il sera 

 également supérieur aux autres. Il s'agit d'une seringue, du calibre de 

 la seringue de Roux, entièrement métallique (piston et corps de pompe), 

 et partant stérilisable aux plus hautes températures. 



Jusqu'ici les seringues, soit à injections hypodermiques, soit à 

 sérum, soit à lavages vésicaux ou autres, étaient composées de subs- 

 tances plus ou moins hétérogènes (métal, verre ou corps organiques). 

 L'instrument que M. Janet (1) a tait construire, et dont le corps de 

 pompe est en laiton, constituait une amélioration; celui de Lûer, entiè- 

 rement en cristal, présenté à cette même Société par M. Malassez (2), 

 réalisait tous les desiderata; son seul inconvénient est sa fragilité 

 extrême. 



La seringue que nous apportons est complètement métallique. Le 

 corps de pompe est formé d'un tube de nickel pur ou argenté terminé 

 à une de ses extrémités par un embout également métallique; l'autre 

 extrémité est largement ouverte et pourvue d'un rebord extérieur pré- 

 sentant un pas de vis sur sa circonférence. Le piston est un tube de 

 même composition fermé à son extrémité libre et offrant à son autre 

 extrémité un anneau destiné à recevoir le doigt. Ce tube s'emboîte sans 

 frottement, mais assez exactement cependant, dans le tube extérieur du 

 corps de pompe ; il n'est pas dépoli sur sa surface comme le piston de 

 la seringue de Liier : l'adhérence ici entre le piston et le corps de pompe 



(1) J. Janet. Seringues stérilisables : appareils et nouveaux instruments, etc. 

 Ann. des mal. des org. g énito-nr inaires, 1895, p. 1002. 



(2) Malassez. Soc. de BioL, séance du 3 nov. 1894. 



