SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 99^ 



[612.511] 

 De la calorimétrie dans t,'air froid par convection, chez les animaux, 



par M. J. Lefèvre. 



L'accélération rapide des débits de chaleur avec l'abaissement de la 

 température, est un fait expérimental que nous avons mis en évidence 

 pour le cas des réfrigérations:produites par l'eau. (Notes de la Société 

 de Biologie 1894 et 1893; mémoires des Archives de Physiologie cannées 

 1896 et 1897.) 



En est-il de même pour les soustractions de chaleur produites par les 

 courants d'air froids? — C'est pour répondre à cette question que nous 

 avons établi la nouvelle méthode calorimétrique déjà décrite dans les 

 Archives de Physiologie de juillet 1893, et que nous résumons ici avant 

 de faire connaître les résultats qu'elle nous a donnés. 



Appareil. Méthode. — Une caisse cylindrique haute de 45 centimètres, 

 large de 40, est percée, suivant la direction des génératrices, de deux 

 fentes rectangulaires diamétralement opposées qui s'ouvrent dans deux 

 couloirs de ventilation. L'air est mis en mouvement par un aspirateur 

 dont le réglage est facile, qui peut débiter jusqu'à 2 ou 300 mètres cubes 

 d'air à l'heure, et se trouve placé au bout du couloir d'aval. L'entrée du 

 couloir d'amont, située dans l'air extérieur, présente plusieurs orifices 

 circulaires dans lesquels on introduit à frottements des anémomètres 

 de grande précision dont la section est connue et dont le cadran marque 

 la vitesse du courant d'air. Le produit de la vitesse par les sections fait 

 connaître le volume de l'air déplacé dans la caisse calorimétrique. 



Les indications anémométriques ont été, à l'avance, corrigées par une 

 méthode trop longue à décrire dans cette note. Le principe est de faire 

 décrire à l'anémomètre, d'un mouvement uniforme, un trajet circulaire 

 exactement connu et de comparer la longueur de ce trajet à celui que 

 que marque le cadran de l'anémomètre. 



Pour mesurer réchauffement de l'air qui passe dans l'appareil, des 

 thermomètres protégés contre tout rayonnementfroid et chaud, plongent 

 dans la caisse, en amont et en aval du sujet mis en expérience. Tout 

 l'appareil, dont la longueur atteint 2 ou 3 mètres, est lui-même enfermé 

 dans l'ouate. 



Avant d'introduire l'animal dans l'appareil, on fait passer le courant 

 d'air et l'on détermine la correction de réchauffement par la salle 

 d'expérience. Puis la gouttière où l'animal a été fixé est introduite et 

 verticalement placée dans le cylindre de la caisse de ventilation. Un 

 couvercle de métal, recouvert lui-même d'ouate , ferme exactement, 

 par un système spécial de clôture, tout l'espace ventilé. De minute en 

 minute, on lit la différence de température entre les thermomètres 

 d'entrée et de sortie. Au bout de 10 ou 15 minutes cette différence reste 

 sensiblement constante. On peut prolonger l'expérience pendant 2 ou 

 Biologie. Comptes rendus. — lO^ série, t. IV. 80 



