— 206 — 
spectrographischen Untersuchung standhalten möchten. 
Eine eingehende Feststellung der Absorptionsgrenzen im 
ultravioletten und leuchtenden Teil des Spectrums schien 
mir auch deshalb wichtig, weil damit allein die Nützlich- 
keit und Brauchbarkeit solcher Gläser dokumentiert wird. 
Von der Firma Karl Zeiss in Jena war mir für 
diese Zwecke ein besonders geeignetes Instrument, ein 
sogenannter Pulfrich’scher Quarzspectograph in zuvor- 
kommendster Weise überlassen worden. Sie sehen das 
Instrument hier aufgestellt, und Herr Dr. Zickendraht, 
mit dem ich diese Untersuchungen gemeinsam ausführte, 
wird die Freundlichkeit haben, Ihnen den Apparat später 
eingehend zu erklären. 
Ich erwähne hier nur kurz, dass am Quarzspectro- 
graphen in unserm Falle ein Fe-Bogen von 50 Volt 
Klemmenspannung und 5 Ampères Stromstärke in sein 
Spectrum zerlegt und photographiert wird. In gleicher 
Weise wird dasselbe Licht aufgenommen, nachdem es das 
zu prüfende Glas passiert hat. Die Verwendung des Fe- 
Bogens erweist sich für solche Untersuchungen besonders 
sünstig, weil sein Spectrum sehr weit in das Ultraviolett 
reicht und weil der Linienreichtum des Eisenspectrums 
sehr genaue Messungen der Absorptionsbänder gestattet. 
Auf Fig. 1 (Tafel V, Spalt 1/40, Platte 23) sehen 
Sie nun das Vergleichsspectrum des Eisenbogens. Sie 
erhalten im weitern Auskunft über die Absorption von 
gewöhnlichem Glas und zwar in verschiedenen Expositions- 
zeiten von 1—9 Minuten. Die letzte noch photographier- 
bare Linie bei 2895 A. E. tritt bei diesen Spectren 
bereits bei 4 Minuten auf und diese Zeit genügt des- 
halb zur Erreichung der letzten Wellenlänge. 
Fig. 2 (Tafel V, Platte 21, Exposition 1 Min., 
äusserstes also nicht erschöpft) gibt Ihnen die Absorp- 
tionen von: 
