Schwerebestimmungen der Schweiz. Geodätischen Kommission, 187 
chanisch nicht leicht werden zu erfüllen sein. In der Tat haben die 
bisher in verschiedenen Staaten der Internationalen Erdmessung ver- 
wendeten sogenannten ‚invariabeln Halbsekundenpendel‘‘ während 
des Gebrauches Aenderungen der Pendellänge aufgewiesen, welche 
die aufgestellte Grenze der Zulässigkeit weit übersteigen,?) auch wenn 
wir davon absehen, dass viele Pendel eine annähernd der Zeit propor- 
tional verlaufende Verkürzung der Pendellänge aufweisen, die meist 
darauf zurückzuführen ist, dass die Pendelstange aus einem ursprüng- 
lich gebogenen Stück Metall (Messing oder Bronze) hergestellt wurde. 
Dem Uebelstand, dass ein Pendel im Falle unregelmässiger Aen- 
derung der Pendellänge unbrauchbar wird zur Ableitung der Schwere- 
differenz zwischen Referenz- und Feldstation, suchte man dadurch 
zu begegnen, dass man mehrere Pendel, meist vier, neben einander ver- 
wendete, in der Hoffnung, es würden sich wenigstens einige davon 
als unveränderlich und somit brauchbar erweisen. Das ursprüngliche 
Instrumentenmaterial der Schweizerischen Geodätischen Kommission 
umfasste vier ‚„ınvariable‘ Pendel, die bis zum Jahre 1910 ausschliess- 
lich benützt wurden. Da sich die Mehrzahl dieser Pendel nicht als 
invariabel erwies, und da auch nach einer im Jahre 1903 erfolgten 
Neufassung der Schneiden nur eine unerhebliche Besserung ihres Ver- 
haltens eintrat, beschloss die Schweizerische Geodätische Kommission 
im Jahre 1909, einen neuen Satz von vier invariabeln Pendeln her- 
stellen zu lassen. Die Konstruktion dieser Pendel hat Herr Dr. P. 
Chappuis durch seinen auf reicher Erfahrung in instrumentellen An- 
gelegenheiten gegründeten Rat wesentlich gefördert. Bei diesen neuen 
Pendeln wurde hauptsächlich auf eine unveränderliche Befestigung 
des Schneidenkörpers Bedacht genommen.?) Der Schneidenkörper be- 
steht aus Stahl; sein Querschnitt erscheint zusammengesetzt aus einem 
unteren, stumpfen Keil mit der Schwingungsachse und einem obern, 
scharfen Keil; dieser läuft nach oben nicht in eine Kante aus, sondern 
ist horizontal abgeschnitten. Der Kopf des aus einem Stück Metall 
verfertigten Pendelkörpers ist diesem Querschnitt entsprechend durch- 
bohrt, so dass die Seitenflächen des scharfen Keïles an den Innen- 
flächen des Kopfes anliegen. Mittels einer Schraube, weiche durch 
die Mitte des Kopfes und des Schneidenkörpers in vertikaier Rich- 
tung hindurchgeht, kann dieser gegen die obere Innenfläche des 
Kopfes gepresst werden. Die Dimensionen sind so gewählt, dass die 
2) Vergl. z. B. Astronomisch-Geodätische Arbeiten in der Schweiz, 12. Bd., 
Seite 241 ff, und 13. Bd., Seite 158 ff.; ferner: Relative Bestimmungen der In- 
tensität der Schwerkraft auf 45 Stationen von Elsass und Lothringen, bearb. 
von E. Becker 1912, Seite 124, 134, 141. | 
3) Siehe nähere Angaben und Konstruktionskizze in „Astronomisch-geo- 
dätische Arbeiten in der Schweiz “ Bd. 13, Seite 39 und 40, und Tafel 1. 
