— 127 — 



mir seinen Rat in der freunclliclisten Weise angedeihen 

 liess. 



Eine Reihe von Yorversuchen hatten den Zweck 

 einen Cohärer herzustellen, welcher neben grosser Em- 

 pfindlichkeit und Sicherheit nicht allzu peinliche Sorg- 

 falt in der Handhabung erforderte. Eine Glasröhre von 

 10 cm Länge und 1 cm Durchmesser ist beidseitig mit Kork 

 verschlossen. Durch die Korke verschiebbar ragen zwei 

 dicke Messinsrdrähte in die Röhre hinein, welche an 

 ihren innern Enden zwei gut polierte runde Messing- 

 scheibchen, senkrecht zur Axe tragen. Diese Scheibchen, 

 welche in passende Distanz von einander gebracht werden 

 können, schliessen so einen Raum ab^ der mit Feilicht 

 von Bronze oder Rotguss etwa zur Hälfte gefüllt wird. 

 Die Röhre wird horizontal befestigt^ wobei das Feilicht 

 zwischen den Scheibchen eine Schicht von bestimmter 

 Dicke bildet. Indem man die beiden Scheibchen ein- 

 ander näherrückt, kann man die Empfindlichkeit beliebig 

 steigern, weil dadurch die Schicht dicker wird, und der 

 gegenseitige Druck der Teilchen vergrössert wird. Der 

 Abstand der Scheibchen betrug gewöhnlich 15 mm. 



Der Cohärer Avurde, entsprechend dem Verfahren 

 von Herrn Prof. v. Lang*) in einem Kasten aus Zink- 

 blech von 1 mm Dicke eingeschlossen, dessen Deckel 

 und vordere Wand wegnehmbar waren. Für gute elek- 

 trische Verschliessung war gesorgt, indem der Rand des 

 Deckels mindestens 2 cm über die Wände des Kastens 

 griff, und die vordere bewegliche Wand unten und seit- 

 lich in tiefen Metallrinnen eingelassen war. Ein zweiter 

 Kasten schloss die Gralvanometerspuhle und ein galva- 

 nisches Element ein- eine Bleiröhre verband beide Kasten 



*) V. V. Lang. Interfereuzversuch mit elektrischen Wellen. 

 Sitz.-Ber. der K. Akad. d. Wissensch. in Wien. Math.-naturw. Cl- 

 Bd. Ciy. Abt. II. Okt. 1895. 



