SÉANCE DU 9 JANVIER 39 



Déjà il y a douze ans, lorsque j'ai fait des recherches bactériologiques 

 sur l'air des hautes couches de l'atmosphère en ballon (1), j'avais dû 

 improviser une forme d'aéroscope qui était un intermédiaire entre ceux 

 de Miquel et de Strauss etWurtz, mais la forme adoptée à ce moment se 

 montra défectueuse parla suite, et depuis quelques années j'emploie un 

 appareil qui, par sa simplicité, sa commodité et son exactitude, me 

 parait plus indiqué que ses similaires pour ce genre de recherches. 



Gomme récipient j'utilise les tubes de culture et l'appareil est tout concen- 

 tré dans le bouchon. Un bouchon conique de caoutchouc est perforé de deux 

 trous, comme dans l'ancien aéroscope de Hueppe ; dans ces trous entrent deux 

 tubes de verre, un long, descendant jusqu'à 5 centimètres du fond du lube et 

 pouvant être enfoncé davantage, un autre court, dépassant à peine la surface 

 inférieure du bouchon. 



La partie externe de ce dernier tube est recourbée en dehors de l'extrémité 

 libre du tube long et recouverte d'un capuchon rodé. Les tubes sont en verre 

 fort, avec uue lumière de 2 millimètres. La conicité des bouchons (16 milli- 

 mètres à la partie inférieure, 20 milUmètres à la partie supérieure) permet de 

 les appliquer à des éprouvettes de diamètre différent : le capuchon rodé dis- 

 pense du flambage au moment de la mise en œuvre. 



Pour procéder à un puisage d'air, on prépare des tubes stérilisés contenant 



5 centimètres cubes de bouillon-gélatine qui, au lieu d'être au titre 8-lOp. 100, 

 'est gélatinisé au 15-20 p. 100 selon la saison. On ajoute au moment de l'emploi 



6 centimètres cubes d'eau stérilisée (ou de bouillon) et on applique, au lieu 

 du bouchon d'ouate, le bouchon de caoutchouc avec ses tubes qui ont été 

 préalablement stérilisés à l'autoclave. Il n'est pas nécessaire que cette der- 

 nière stérilisation soit faite au moment : l'appareil, placé comme bouchon 

 sur une éprouvette vide et enveloppé de papier, est stérUisé ainsi et conservé 

 comme la verrerie ordinaire. Pendant l'aspiration, même si la force aspira- 

 trice est assez intense, on n'observe pas de production de mousse lorsque le 

 barbottage se fait dans l'eau; les quelques bulles qui peuvent se former dis- 

 paraissent d'ailleurs dès que Faspiration cesse. Une fois le barbottage fini, on 

 lave le tube conducteur. Ce lavage est très important, comme nous allons le 

 voir. Pour obtenir un lavage complet et dépourvu de danger, d'accident (il 

 faut que le liquide monte jusqu'au bord du tube, mais ne le dépasse pas), je 

 couvre le tube avec son capuchon qui est perméable à sa partie supérieure et 

 protégé par du coton, et applique à son extrémité libre une téterelle. En com- 

 primant cette téterelle, je vide le tube de l'air qui y est contenu et, en décom- 

 primant doucement, l'eau monte et on peut en régler l'ascension avec une 

 grande exactitude : dès qu'il y a danger de débordement, on soulève la téte- 

 relle qui n'est qu'appliquée au capuchon et, toute aspiration cessant, le liquide 

 redescend rapidement. On renouvelle trois ou quatre fois ce lavage, ce qui, 

 comme l'expérience nous l'a démontré, est suffisant, et on enlève le bouchon de 

 caoutchouc qu'on remplace par un bouchon d'ouate. On place le tube dans de 



(1) H. Cristiani. Recherches bactériologiques sur l'air des hauteurs puisé 

 pendant un voyage en ballon. Annales de VlnsUtut Pasteur, 1893. 



