700 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Présentation d'un appareil pour doser la bilirubine 

 DANS le Sérum sanguin (cholémimètre), 



par MM. A. Gilbert, M. Hersciier et S. Posternak. 



Dans une communication précédente (1), nous avons décrit un pro- 

 cédé de dosage dé la bilirubine dans le sérum sanguin i^cholémimétrie). 

 Guidés par le désir de déterminer avec le plus de précision possible le 

 degré de dilution dans le sérum artificiel du sérum à doser, nous avons 

 fait construire par M. Berlemont un appareil spécial que nous présen- 

 tons aujourd'hui à la Société. 



Notre cholémimètre est renfermé dans une boîte dont la face antérieure 

 se rabat pour permettre l'accès des diverses pièces de l'appareil. 



A l'intérieur sont étagées trois planchettes : la supérieure est fixe; les 

 deux inférieures, mobiles, peuvent être facilement extraites à l'aide de 

 tirets, 



La planchette supérieure, creusée en gouttière, loge, à côté les uns 

 des autres, vingt tubes cylindriques, à fond plat, ayant un calibre exact 

 d'un centimètre. De ces tubes, quatre ont une hauteur de 4 cent. 1/2 et 

 servent pour les dilutions correspondant aux numéros 0,25, 0,373, 0,S0 

 et 0,75 de notre tableau; seize mesurent 4 centimètres de hauteur et 

 doivent être utilisés pour les dilutions ordinaires, depuis le n° 1 jus- 

 qu'au n" 60 et au delà. 



Sur la planchette inférieure sont deux supports constitués par une 

 lame de verre dont la face supérieure, creusée de six trous destinés à, 

 recevoir verticalement les tubes précédemment décrits, est dépolie, de 

 manière à permettre des inscriptions servant de point de repère. 



La planchette moyenne, enfin, outre deux agitateurs pour mélanger 

 intimement les dilutions, supporte trois pipettes. 



Celles-ci, en verre de Bohême, ont été construites avec un soin 

 tout spécial. Leur calibre est de 3 millimètres. Leur pointe, fortement 

 effilée, permet d'obtenir 50 à 55 gouttes par centimèti-e cube. De la 

 sorte, l'écoulement est très lent et l'on arrive facilement à mesurer 

 exactement des vingtièmes de centimètre cube (2). 



Chacune des pipettes porte dans le sens longitudinal l'indication en 

 toutes lettres de son usage et dans le sens transversal des initiales 



(1) Gilbert, Herscher et Posternalc. Société de Biologie, 12 décembre 1903. 

 Pour tout ce qui est relatif à la technique de la cholémimétrie, nous renvoyons 

 à cette communication ainsi qu'à la tlièse de M. Stankewitch (14 avril 1904, 

 Paris) dans laquelle sont donnés tous les détails de notre méthode. 



(2) Les dimensions minimes de l'orifice des pipettes nécessitent un net- 

 toyage complet après chaque séance sous peine d'obstruction pouvant être la 

 cause d'une brisure de la pipette quand on veut la déboucher. 



