(57) SÉANCE DU 19 AVRIL 729 



une petite boîte très aplatie, sur le couvercle de laquelle sera fixée la 

 tache pliosphorescente. Si la substance à expérimenter est liquide on en 

 emplira un flacon très plat sur la paroi ou le bouchon duquel sera 

 déposé le sulfure. 



Il y a lieu de remarquer que plus la couche interposée est épaisse, 

 plus sera grande l'inertie de l'appareil, ce qui entraîne une lenteur plus 

 considérable dans ses variations d'éclat. 



Indépendamment de leur application pratique, ces faits nous montrent 

 avec évidence la complexité du rayonnement physiologique et la diver- 

 sité de sa composition, en rapport avec celle de son origine. 



Les verres cylindriques et toriques 



ET LA correction DE l' ASTIGM ATI SME , 



par M. DuFouR. 



On détermine couramment dans les cliniques la différence de puis- 

 sance de l'œil astigmate dans ses méridiens principaux, et on prescrit 

 une lentille asymétrique dont les distances focales principales sont choi- 

 sies pour donner même puissance à ces deux méridiens de l'œil. On 

 prescrit en France des verres cylindriques, en Amérique des verres 

 toriques, sans toutefois que l'emploi exclusif de l'une ou de l'autre sorte 

 'de lentilles ait été pleinement justifié. Je me suis proposé de rechercher 

 si, théoriquement, il y avait lieu, de faire un choix a priori entre les 

 diverses formes; voici les principaux résultats de mon travail. Si on se 

 borne à considérer des rayons lumineux situés dans les sections princi- 

 pales, et passant par le centre des lentilles supposées infiniment minces 

 et présentant des faces planes, sphériques, cylindriques ou toriques, la 

 distribution des lignes focales pour ces rayons centraux ne dépend que des 

 deux distances focales principales ; elle ne dépend pas de la forme des 

 lentilles, ni du sens dans lequel la lumière passe. Envisagées à ce point 

 de vue, toutes les lentilles répondant à l'indication posée par la cli- 

 nique, c'est-à-dire ayant les distances principales convenables, s'équi- 

 valent. 



En réalité, ce n'est pas tout à fait exact pour les faisceaux lumineux 

 très inclinés sur l'axe, car les rayons lumineux qui pénètrent dans l'œil 

 ne passent plus alors par le centre de la lentille ; mais c'est très appro- 

 ché pour les rayons centraux qui, seuls, nous intéressent effectivement. 

 L'œil schématique présente, en effet, un astigmatisme d'incidence de 

 1 dioptrie pour les rayons faisant avec son axe un angle de 20 degrés, de 

 3 dioptries pour 40 degrés, de 11 dioptries pour 60 degrés. Pour l'œil 

 normal, les images périphériques ne valent pas grand'chose; mais 



