144 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (12) 



cope avec les puissances dioptriques p et p' de l'objectif et de l'oculaire 

 sont : 1° pD'. jTl; 2° pï). pi ; '6° pT. jô^; 4° pL /7b; 3° pD^pÛr, 

 6° jô^/^; 7° p.pW\ 8° pDLp'; 9° ^. J7 Dl. 



i° L'expression G r=: pp'/D mise sous la forme G =pD X p'I niet immédia- 

 tement en relief le grossissement pB que donne l'objectif utilisé comme 

 loupe. Le nombre p'i qui indique alors combien de fois un oculaire multiplie 

 le grossissement propre de l'objectif pour donner le grossissement total du 

 micr^oscope pourra être choisi conveotionnellement comme la vraie mesure 

 du grossissement donné par l'oculaire dans l'utilisation de l'instrument. C'est 

 sur ce principe que Abbe a établi une classification rationnelle des oculaires. 

 La série des oculaires est choisie pour une longueur optique déterminée du 

 microscope de telle sorte que le produit p'I soit 2, 4, 6, 8, 12, et 18 et ces 

 nombres servent de numéros pour la désignation des oculaires. 



Les objectifs sont désignés par Abbe et Zeiss par leur distance focale. Si on 

 les numérotait par le quart de leur pouvoir dioptrique (pD = p X 0,25) : Le 

 grossissement serait égal au produit du numéi'o de l'objeclif par le numéro 

 de l'oculaire. La puissance serait égale à quatre fois la valeur du grossis- 

 sement. 



2° Conservant le même système de numérotage pour l'oculaire on pourrait 

 définir l'objectif par son pouvoir dioptrique p. 



Dans cette notation la puissance serait exprimée par le produit des numé- 

 ros de l'oculaire et de l'objectif et le grossissement par le quart de ce produit. 



3° L'expression du grossissement mise sous la forme G=pl. p'D met en 

 relief le grossissement p'O que donnerait l'oculaire employé comme loupe, ce 

 qui correspond réellement à son emploi. Le produit pi servirait de numérotage 

 pour l'objectif. On voit que ce système de notation serait en tout semblable à 

 celui de Abbe sauf que les objectifs seraient numérotés d'après le principe des 

 oculaires et inversement. Le grossissement serait encore égal au produit des 

 numéros de l'objectif et de l'oculaire et la puissance à quatre fois celte 

 valeur. 



4° Conservant le mêmejsystème de numérotage pour l'objectif on pourrait 

 définir l'oculaire par son pouvoir dioptrique. Dans cette notation la puissance 

 serait exprimée par le produit des numéros de l'objectif et de l'oculaire et le 

 grossissement par le quart de ce produit. 



5° On pourrait numéroter l'objectif par la valeur de pD, l'oculaire par son 

 pouvoir dioptrique p'. Dans le cas où < = 0°',20, la puissance serait exprimée 

 par les quatre cinquièmes du produit des numéros de l'objectif et de l'ocu- 

 laire et le grossissement par le cinquième de ce produit. 



6° En numérotant l'objectif par son pouvoir dioptrique, l'oculaire d'après 

 p'D, la puissance et le grossissement seraient exprimés comme précédemment 

 (5'=) en fonction des numérotages de l'objectif et de l'oculaire. 



7» Désignant l'objectif par sa valeur dioptrique, l'oculaire par p'Dl, le gros- 

 sissement est égal au produit des numéros de l'oculaire et de l'objectif et la 

 puissance a quatre fois ce produit. 



8° Le grossissement et la puissance s'exprimeraient de la même façon que 

 précédemment (7<=) en numérotant l'oculaire par son pouvoir 'dioptrique et 

 l'ojjjeclif par pHl. 



