(13) SÉANCE DU 9 JANVIER 1 i-" 



9" Définissant l'objectif et l'oculaire par leurs pouvoirs dioptriques, la 

 puissance du microscope sera le cinquième du produit des numéros de 

 l'objectif et de l'oculaire et le grossissement le vingtième de ce produit. 



Ce dernier système de numérotage où l'objectif et l'oculaire sont 

 définis par leur pouvoir dioptrique me semble préférable aux autres, car 

 ces parties optiques sont qualifiées par un nombre représentant leur 

 puissance intrinsèque indépendamment de toute variation pouvant s'in- 

 troduire dans l'observation microscopique. Les grandeurs susceptibles 

 de varier sont comprises dans le facteur Dl = 20. Elles comprennent la 

 longueur du microscope et la distance à laquelle on extériorise l'image. 

 A un tirage du microscope correspondant à une longueur optique 1, au 

 lieu de 1 = 0™20, comprendra, au lieu du facteur 20, le facteur 20 X 1- 



Ainsi en observant avec un tirage correspondant à une longueur 

 optique de 0"20 et en numérotant l'objectif et l'oculaire par leur pou- 

 voir dioptrique: Le grossissement est le vingtième du produit des numéros 

 de L'oculaire et de l'objectif. La puissance a 4 fois la valeur du grosssisse- 

 ment. 



Cette règle que l'on peut considérer comme donnant une première 

 approximation de la valeur du grossissement (valeur un peu trop forte) 

 est déjà suffisante pour renseigner le micrographe d'une façon assez 

 exacte sur le grossissement de l'instrument et sur les conséquences qui 

 peuvent en découler au point de vue de l'observation microscopique, 

 notamment sur les combinaisons d'objectifs et d'oculaires qui permettent 

 de bénéficier de tout le pouvoir séparateur. 



. Les formules (II) (voir 2'^ note) permettent d'évaluer avec une grande 

 approximation le grossissement. Le grossissement est le 20 du produit 

 des numéros de V objectif et de Coculaire diminué de la moitié du numéro 

 de V oculaire. La puissance a 4 fois la valeur du grossissement. 



