(31) SÉANCE DU 14 FÉVRIER 341 



On peut en déduire que la mise au point du microscope reste seule 

 nécessaire pourvu que la mise au point à Tinfini de ra[)pareil photogra- 

 phique ait été préalablement et une fois pour toutes soigneusement 

 exécutée. 



Cette méthode présente, en outre, de nombreux avantages parmi les- 

 quels il convient de citer ceux-ci. Les objectifs de microscope de haute 

 précision que Ton emploie actuellement dans tous les laboratoires sont 

 corrigés au maximum pour des longueurs de tubes données par les 

 constructeurs. 



Or, nous utilisons le microscope toujours avec sa longueur de tube la 

 plus favorable, nous avons donc le maximum de finesse des épreuves. 

 Nous pouvons également connaître instantanément l'échelle des repro- 

 ductions obtenues, surtout si nous adoptons la numérotation en diop- 

 tries proposée par M. le D^' Guilloz pour les oculaires et les objectifs 

 microscopiques et photographiques. 



Nous conseillons fortement pour diminuer la pose d'utiliser la lampe 

 à arc simple modèle qui se règle à la main et devant laquelle on dispose 

 une équerre mélallique percée d'un trou circulaire, devant laquelle on 

 place un verre dépoli à grain fin. 



C'est avec ce dispositif que nous avons obtenu les épreuves que nous 

 allons vous montrer et pour lesquelles la pose n'a pas dépassé trois 

 secondes. 



MM. Spillmann, Thiry et Hoche continuent des essais en se confor- 

 mant aux indications données précédemment. Ces messieurs ont pu 

 constater la permanence des résultats obtenus, et la rapidité des mani- 

 pulations. 



Ils obtiendront certainement des résultats bien supérieurs aux nôtres 

 puisque, plus que nous, ils ont l'habitude du maniement du microscope 

 et que les conditions dans lesquelles on doit utiliser l'éclairage d'une 

 part et les diaphragmes d'autre part ne sont pas indifférentes pour 

 l'obtention de bonnes reproductions photomicrographiques. 



M. Th. Guilloz. — Les photographies que M. Bellieni vient de proje- 

 ter et qui sont obtenues si simplement par l'adjonction au microscope 

 d'un appareil photographique à main peuvent, je crois, soutenir la com- 

 paraison avec les bonnes photomicrographies obtenues avec les appa- 

 reils spéciaux. Les photographies des coupes du nerf optique, celle d'une 

 diatomée (grossissement 1200) sont particulièrement remarquables. 



Ces excellents résultats tiennent à tout un concours favorable de 

 bonnes conditions optiques. Les corrections d'aberrations dans le mi- 

 croscope sont faites, à tirage normal, pour un observateur emmétrope 

 et dans l'appareil photographique pour la mise au point au loin. On 

 obtient donc dans l'image photomicrographique le maximum de correc- 

 tion réalisée dans ces appareils optiques au point de vue de l'aplanétisme 



