344 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (34) 



r objectif photographique [p") le cinquième du produit du numéro de l'ocu- 

 laire [p') par le numéro de l'objectif diminué de 1 (soit p — 10). 



Si la longueur optique du microscope était V au lieu de O'^SO, il fau- 



drait multiplier le nombre précédemment obtenu par ^^^ . . 



Il est facile de montrer que cette formule est suffisamment exacte 

 pour répondre à la détermination micrométrique directe de la grandeur 

 de l'objet, tout au moins pour les moyens et forts grossissements. 



On a négligé, pour l'établissement de cette formule simplifiée, deux 

 termes dans la formule rigoureusement exacte P = pp' (/ — tt — s) — 2/7. 

 De ces deux termes l'un tt est la distance du foyer inférieur de l'objectit 

 au plan de la coupe optique, l'autre t est l'intervalle des points nodaux 

 de l'objectif. L'erreur totale est la somme des erreurs relatives résultant 

 de cette négligence. L'erreur relative résultant de la suppression de tt 

 est inappréciable avec des objectifs un peu forts. Calculée pour un 

 objectif 333'^ (3 millimètres de foyer), un oculaire 20"^ fn" 4 de Zeiss) et 

 un objectif photographique de "6^ (distance focale de 20 centimètres), 



1 



elle est moindre que . . ■ • 



L'erreur relative résultant de la suppression de z est approximative- 



£ 



ment y et est en général très faible. On peut l'annuler à peu près com- 

 plètement en prenant, dans la formule approchée, comme longueur du 

 microscope, r — s au lieu de /'. 



Il n'y a guère que dans l'emploi de faibles objectifs combinés avec de 

 très forts oculaires qu'il conviendrait de rejeter la règle proposée et 

 d'avoir recours à la formule rigoureuse. 



dans laquelle : 



G = p[/V(^-7r-a)-2;y 



p[tp—'l — zp) 



Pour les déterminations exactes du grossissement, l'objectif micros- 

 copique devra être qualifié par deux nombres : son numéro ou pouvoir 

 dioptrique et l'intervalle de ses points nodaux. Je rappellerai que 

 M. L. Malassez a déjà proposé une notation à deux chiiïres pour l'objec- 

 tif du microscope. 



