206 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



dixièmes de ceiilLnièlres. Le tube gradué est enlcyré d'un gros cylindre 

 en verre fermé par le bas, rempli d'eau. Le tube non gradué est percé 

 vers sa partie inférieure et communique avec un flacon plein d'eau. Une 

 poire en caoutchouc permet de faire monter ou descendre l'eau dans les 

 tubes en U communiquant avec le flacon plein d'eau. L'extrémité supé- 

 rieure du tube gradué est munie d'un tuyau en caoutchouc pour le 

 vide n" 1 ; ce tuyau traverse un bouchon en caoutchouc qui peut bou- 

 cher un réservoir à dégagement. Ce réservoir a, le bouchon le fermant, 

 une capacité d'environ — 80 centimètres cubes ; il est facile d'en avoir 

 un d'une capacité de 50 et 40 centimètres cubes (1). 



Un flacon allongé, plein d'eau, assez grand pour contenir le réservoir, 

 complète l'appareil- 



. Pour s'en servir on commence par saturer, une fois pour toutes, d'azote, 

 l'eau qui doit pénétrer dans le tube en U. Gela fait, avec la poire en 

 caoutchouc on fait monter l'eau dans ce tube. On verse une quantité plus 

 que suffisante d'hypobromile de soude dans le réservoir, une quantité 

 d'urine déterminée, par exemple 3 centimètres cubes, est mise dans un 

 dé en verre. Le dé est mis dans le réservoir ; on bouche fortement, on 

 met dans l'eau : on rétablit les niveaux dans le tube en U ; on note le 

 point où l'eau saturée d'azote monte dans le tube gradué. On sort le 

 réservoir à dégagement de l'eau, on le. renverse, on agite jusqu'à ce que 

 tout le dégagement de l'azote soit opéré ; on remet le réservoir dans l'eau. 

 Après quatre ou cinq minutes.le niveau ne change plus ; les gaz sont à la 

 température de l'eau ; il suffit de rétablir les niveaux ; le volume de gaz 

 trouvé, diminué celui de l'air, indique le volume de l'azote. 



Un thermomètre placé dans l'eau qui entoure le tube gradué et dans 

 l'eau où plonge le réservoir indique la température. On prend la pression 

 barométrique. Il n'y a plus qu'à appliquer la formule bien connue des 

 corrections des gaz pour évaluer le volume de l'azote à et à 760 degrés. 



Un dosage ne demande pas une minute, le temps nécessaire au refroi- 

 dissement pouvant être employé à tout autre travail. 



Les résultats sont si parfaits, qu'ils ne changent pas, même après vingt- 

 quatre et quarante-huit heures. La seule cause d'erreur réside dans ce 

 fait que l'eau où plonge le réservoir est parfois à une température un 

 peu plus basse que celle qui entoure le tube gradué ; il est facile d'éviter 

 cette cause d'erreur en mettant un peu d'eau tiède jusqu'à égalité de 

 température de l'eau qui sert à refroidir. 



(1) M. Albert Robin se sert d'un azotimètre en U : un thermomètre placé 

 dans le réservoir et dans le tube à dégagement indique la température; 

 lorsqu'elle est semblable aux deux thermomètres, on fait la lecture. 



