SÉAiNCE DU 22 OCTOBRE 807 



Manœuvre et graduation de V appareil. — Pour faire passer du gaz dans 

 le grisoumètre ainsi modifié, on immerge l'instrument dans un grand 

 bocal traversé par un courant d'eau qui se déverse à la partie supérieure; 

 on ferme le robinet qui avait été ouvert et on réunit par un tube de 

 caoutchouc le robinet du grisoumètre avec le robinet d'une cloche gra- 

 duée qui a reçu le gaz ; on ouvre les robinets et on fait passer le gaz de 

 la cloche dans l'ampoule et dans le tube gradué; on ferme les robinets, 

 on sépare le grisoumètre qui est plongé dans l'eau pendant quelques ins- 

 tants et qui est soulevé dans l'air jusqu'à ce que le ménisque formé par 

 l'eau dans le tube gradué soit tangent à la surface plane de l'eau du 

 bocal vivement éclairée par un bec de gaz papillon placé à une certaine 

 distanoe. 



Le volume étant lu et noté, le grisoumètre est porté avec un godet 

 plein d'eau tenu par un long fil de cuivre dans un bocal vide assez pro- 

 fond pour qu'il soit complètement enveloppé et recouvert d'une glace 

 lorsque les fils de cuivre qui amènent le courant sont plongés dans le 

 mercure; il est nécessaire d'intercaler un interrupteur dans le circuit 

 pour maintenir et pour interrompre le courant à volonté; la spirale étant 

 rougie, le gaz se dilate ; il ne doit jamais s'échapper par l'extrémité infé- 

 rieure du tube. Lorsqu'on a fait rougir le fil quatre ou cinq fois, on laisse 

 l'instrument se refroidir dans l'air, puis on le porte dans le bocal plein 

 d'eau en l'immergeant complètement. 



Si l'on a introduit de l'air pur il n'y a aucun changement dans le 



volume du gaz, mais si l'on a introduit un mélange titré de formène et 



d'air à 4/50' la réduction est égale à 7 divisions; 



Un mélange à 1/100'' a donné 3.5 — 



Un mélange à 1/500« — 0.7 — 



Un mélange à 1/1000' — 0.4 — 



Les indications de l'instrument ainsi gradué sont donc exactement pro- 

 portionnelles aux volumes de grisou ou de formène mélangés avec l'air. 



On est tout à fait sûr que le formène a été complètement brûlé si l'on 

 fait rougir de nouveau le fil de platine et si le volume du gaz reste inva- 

 riable. 



Lorsque l'on soumet à la recherche dans le grisoumètre qui est, comme 

 on le voit, extrêmement sensible, des mélanges gazeux plus riches en 

 grisou, il faut prendre des précautions : en effet, un mélange contenant 

 1/12' de formène a déterminé l'explosion de l'instrument. 



Il est bien préférable, avant d'employer le grisoumètre, de commencer 

 par faire une analyse eudiométrique sur l'eau. 



L'eudiomètre que j'emploie ressemble beaucoup à celui de M. Bunsen; 

 c'est un tube long de 60 centimètres ayant 2 centimètres de largeur, divisé 

 en centimètres cubes et cinquièmes, présentant deux fils de platine qui 

 sont distants de 2 millimètres à l'intérieur et qui se terminent en dehors 

 par deux boutons de platine sur lesquels appuient des ressorts métal- 



