SEANCE DU 29 OCTOBRE 823 



dans lesquels sont enchâssés des verres jaunes d'épaisseur et de colora- 

 tion progressivement variées, et un verre bleu urané, l'un des trous res- 

 tant vide pour laisser voir le spectre pur. Ce disque est mobile sur un 

 axe perpendiculaire fixé à un collier qui s'adapte au tube du spectros- 

 coque à vision directe. En faisant tourner le disque on fait passer succes- 

 sivement les verres devant la fente du spectroscope et l'on peut ainsi étu- 

 dier l'effet de chaque verre sur le spectre de la peau ou de l'ongle. Le 

 verre bleu condense les bandes du sang, les verres jaunes les atténuent et 

 les éteignent, et par le trou laissé vide on voit le spectre sans modifica- 

 tions. 



Dans l'appareil primitif que j'ai exposé et démontré à la Société de 

 Phj^sique (séances des 19, 20 et 31 avril 1892), la série des verres jaunes 

 était de quatre, mais j'ai fait ensuite construire par M. Lutz un disque 

 présentant une série plus complète de neuf verres colorés qui a servi à 

 mes recherches. Enfin, j'ai établi un modèle qui est plus particulièrement 

 approprié à la pratique médicale, il présente une série de cinq verres, 

 quatre jaunes, l'un bleu, et un orifice libre. Je le désigne sous le nom 

 à' Analyseur chromatique. 



Le maniement en est des plus simples. L'on commence par viser avec 

 le spectroscope dont la fente est mise au milieu de l'orifice libre la paume 

 de la main dont les doigts sont à demi fléchis, et qui est exposée à la 

 lumière du jour diff'use, en face d'une fenêtre, mais en évitant les rayons 

 solaires intenses et directs. On voit alors se dessiaer les bandes de 

 roxyhémogiobine ; si l'on veut les reconnaître plus distinctement, on fera 

 tourner le disque pour placer le verre bleu devant la fente du spectros- 

 cope. 



Pour l'analyse de l'intensité de ces bandes et par conséquent l'appré- 

 ciation de la quantité d'oxyhémoglobine, il faut faire passer successive- 

 ment les verres jaunes devant la fente en commençant par le plus clair, 

 pour arriver au plus foncé, on recherchera ainsi avec quel verre les 

 deux bandes cessent d'être perçues, et le chiffre gravé sur le disque près 

 du verre indique la quantité d'oxyhémoglobine contenue dans le sang. 

 Lorsqu'il y a doute, il faut examiner plusieurs fois avec les divers verres 

 et même on peut prendre la moyenne entre deux chiffres qui se suivent 

 immédiatement. Par exemple si les bandes visibles à l'I nettement sont 

 encore à peine perceptibles à 12, on peut conclure qu'il y a 11.5 p. 100 

 d'oxyhémoglobine. 



L'examen peut être fait aussi avec une lampe électrique à incandes- 

 cence ou une lampe à pétrole. 



Il m'a paru que pour la clinique il suffit de réunir des verres corres- 

 pondant à 9, 10, 11, 12 p. 100, car on peut ainsi reconnaître s'il y a 

 moins de 9 p. 100, soit 8 p. 100 et les quantités intermédiaires entre ce 

 chiffre et 13 p. 100. 



J'exposerai dans la prochaine séance les résultats obtenus au moyen de 



