890 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



position mal fixée de l'animal, et dans le fonctionnement mal assuré du 

 petit appareil. 



Sans entrer dans le détail de ces nombreuses imperfections, qui ont 

 fait souvent notre désespoir, comme celui de plus d'un de nos collègues, 

 sans doute, il me suffira de rappeler les desiderata des cuillerons destinés 

 à recevoir le cœur de l'animal, qui le laissaient constamment fuir et 

 s'échapper. 



J'ai contribué, pour ma part, et avec le D"" Rondeau, chef-adjoint des 

 travaux pratiques de physiologie, à la modification mieux appropriée de 

 ces cuillerons, relativement à la forme et à la grandeur. De son côté, 

 M. Gh. Yerdin avait eu l'idée de soumettre la plaque réceptrice de l'ani- 

 mal à une inclinaison qui permettait un fonctionnement mieux assuré du 

 levier inscripteur. Mais ce qui manquait surtout, c'était, d'une part, un 

 dispositif fixant, de façon invariable, le cœur dans le cardiographe, et, 

 d'autre part, un mécanisme permettant le maniement de l'appareil, dans 

 toutes les conditions nécessaires, sans tâtonnement, et sans déclanche- 

 ment possible. 



Ce sont ces importants avantages que réalise l'appareil que j'ai l'hon- 

 neur de présenter en fonction, — grâce aux précieuses indications de 

 M. le D'" Vibert, mises en pratique par M. Ch. Verdin. 



Cet instrument a en effet les avantages d'être à la fois cardiographe 

 horizontal à\i cœur de la grenouille (fîg. 1) et cardiographe vertical (fig. 2). 



La figure 1 comprend le dispositif suivant, qui assure le placement et 

 l'adaptation d'un cuilleron de forme spéciale sur le ventricule de la gre- 

 nouille ; en somme, il y a là une mise au point comme on le ferait avec un 

 microscope pour observer une préparation microscopique. 



Détails de tappareil. 



En A, support à fourche recevant la planchette réduite à sa plus simple 

 expression." 



Cette planchette peut se mettre sur n'importe quel support destiné à 

 cet usage ; il est utile, pour l'inscription horizontale, de tenir l'appareil 

 très obliqué, a fin que le propre poids du levier fasse l'office d'un ressort 

 antagoniste sur le ventricule. 



En B, porte-borne et porte-fourche : 



1' Qui maintiennent les organes qui pourraient sortir de la plaie faite 

 par le passage du ventricule; 



2° Servent de maintien et de buttée au ventricule pour que le cuilleron 

 mobile trouve son point d'appui ; 



3° Enfin, servant au besoin de borne soit pour courant négatif ou positif 

 pour l'excitation électrique du ventricule. 



En C, support à fourche portant les différents organes utiles au place- 

 ment du cuilleron, qui sont ; 



