932 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Sur un régulateur de température a flamme quelconque 



ET spécialement SON APPLICATION A UNE PLAQUE CHAUFFANTE , 



par M. A. Michel, 



Professeur agrégé de l'Université. 



Note présentée par M, Giard. 



Ce régulateur repose sur le principe suivant : Écarter plus ou moins le 

 flux de chaleur avec une valve portée par une balance sensible, celle-ci 

 pesant continuellement l'excès plus ou m oins grand de liquide d'un ther- 

 momètre à poids, suivant que la température est plus ou moins élevée. 



On peut prendre comme thermomètre à poids l'étuve elle-même avec 

 un fluide contenu dans ses parois creuses ; mais on pèse du mercure 

 déplacé par les variations de volume du fluide. Ce mercure est contenu 

 dans un tube fixé à l'étuve à l'aide d'un bouchon de caoutchouc et plon- 

 geant dans un dé porté par le fléau de la balan ce du côté opposé à la 

 flamme. Pour diminuer la perte de sensibilité due aux variations de 

 poussée lors des déplacements de la balance, la pointe plongeante est 

 capillaire ; alors, si on emploie l'eau, il y a lieu de dessécher le mercure 

 au début en approchant une petite flamme ; d'ailleurs, si on ne se sert 

 pas d'une étuve trop petite, la sensibilité est telle qu'on peut, la sacri- 

 fiant en partie, éviter cette précaution en prenant un tube non capillaire. 

 Pour tenir le régulateur prêt à fonctionner , il est plus commode de 

 recourber le tube en trois anses, de manière à pouvoir amorcer préalable- 

 ment, en ménageant un renflement au niveau de la surface mercurielle 

 pour laisser plus de jeu aux déplacements du mercure; l'excès du fluide 

 pendant l'échauffement s'échappe par un deuxième trou du bouchon, 

 que l'on ferme lorsque la température voulue est presque atteinte. Il y a 

 tout avantage à rendre le fléau qui porte le dé aussi court que possible : 

 d'abord, à cause des variations de poussée sur le tube plonge ur, la sensi 

 bilité est ainsi plus grande, comme l'indique la théorie pour ce cas spé- 

 cial ; déplus, le déplacement inverse des deux niveaux mercuriels produit 

 des différences de pression, et par là, vu l'élasticité du fluide ou tout au 

 moins de la boite, les oscillations se trouvent exagérées au grand détri- 

 ment de la sensibilité, défaut atténué par un fléau très court; enfin la 

 course du dé étant ainsi diminuée, celui-ci peut être peu profond. La 

 valve est portée par la balance aussi loin que possible au-dessous de l'axe 

 de suspension, et par compensation le dé à mercure est placé un peu au- 

 dessus de cet axe ; on achève de régler l'équilibre au moyen de cavaliers 

 placés sur le second fléau au niveau de l'axe, et la sensibilité par 

 d'autres placés au-dessus de l'axe ; on ne doit pas aller jusqu'à rendre 

 la balance folle, car, à cause des variations des niveaux mercuriels, on 

 produirait en réalité un équilibre instable exagéré. La valve est une lame 



