SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 933 



de mica disposée obliquement en dehors, entre une flamme quelconque 

 et le bord de l'étuve ou la queue de chauffe ; le moindre déplacement de 

 la valve a une action sensible sur le chauffage. La régulation se produit 

 ainsi : lorsque la température monte, le fluide se dilate, pousse le mer- 

 cure dans le dé, la balance s'abaissant de ce côté relève la valve sur la 

 flamme et le chauffage diminue ; Tinverse a lieu si la température 

 baisse; le poids spécifique élevé du mercure, la sensibilité de la balance 

 et l'impressionnabilité du chauffage au mouvement de la valve, rendent 

 ce régulateur très efficace. — On pourrait aussi appliquer ce mode de 

 valve au régulateur à tige pour chauffer, faute de gaz, les grandes étuves 

 par une flamme quelconque. 

 J'ai étudié ce régulateur sur différentes étuves. Pour la petite étuye. 



2 

 d'Arsonval, appropriée au système en question, contenant - 1. d'eau, les 



1 

 variations propres, à longue période, étaient de — degré ; pendant une 



semaine, pour une différence de température ambiante de 10 degrés, la 



1 



variation totale n'a pas dépassé - degré, et encore les variations coïnci- 

 daient-elles avec des périodes de rapide changement de température 

 ambiante. Appliqué à la chambre chaude Vignal pour microscope et à un 



modèle de -r 1., à cavité placée au-dessus de la boite à eau, et couverte, 

 4 



1 i 



le régulateur a donné des variations de — degré à - degré exception- 



lu o 



nellement, d'après des observations prolongées plusieurs jours. Ces 

 essais ont été faits à diverses températures^ notamment n'excédant que 

 de quelques degrés la température ambiante. 



Ce régulateur peut, en particulier, être appliqué à l'établissement d'une 

 plaque chauffante à température constante. Grâce à l'emploi de l'air, la 

 boite se réduit â une plaque creuse portant à une extrémité le régulateur 

 suffisamment protégé; l'air a encore cet avantage d'éviter le remplissage 

 et rébullilion préalable, mais il a comme inconvénient rinfluence des 

 variations barométriques; des variations peuvent encore résulter des 

 courants d'air et des changements de température ambiante, les objets 

 chauffés étant à découvert; néanmoins pour des manipulations ne durant 

 que quelques heures et n'exigeant pas une grande précision, ces varia- 

 tions seront la plupart du temps insignifiantes (inférieures à -- degré) 



ne demandant, en tous cas, qu'une surveillance intermittente. On a à sa 

 disposition sur la même plaque des températures différentes et graduées, 

 soit en déplaçant l'objet, soit en interposant quelques feuilles de papier : 

 ainsi on peut en même temps faire une inclusion dans la paraffine fondue, 

 et déplisser un ruban de paraffine à une température un peu inférieure 



37. 



