SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 93o 



d'une cavité close, répond au besoin d'une constance plus grande et plu^ 

 durable. ■ 



. Cette plaque-thermostat, de l'un ou l'autre modèle, après l'avoir 

 éprouvée par un long usage, me paraît comitiode pour la pratique de la 

 technique microscopique ; peut-être le régulateur lui-même pourra-t-il 

 rendre des services, en l'absence de gaz d'éclairage, pour le réglage des 

 étuves et couveuses à température constante. 



Sur un nouveau photoptomètre permettant dévaluer rapidement en 

 . fractions de bougie-mètre les éclairements les plus faibles (1), 



par M. Charles Henry. ^ 



Le photoptomètre que j'ai l'honneur de présenter à la Société de Bio- 

 logie et que j'ai fait construire parla Société centrale de produits chimi- 

 ques est fondé sur un principe nouveau : la loi de déperdition lumineuse 

 avec le temps d'un corps remarquable par son inaltérabilité chimique, le 

 sulfure de zinc phosphorescent que je suis parvenu à préparer industfiel- 

 ■lement (2). ^ '•'•■■ '■• ^'•' ■■ ■- 



La formule suivante {i représente l'intensité, t le temps) : ' • ' 



. (1) io.3935 (<_!_ 28,35) = Const. 



rend compte assez bien de l'ensemble des observations d'intensités du 

 sulfure de 3 à 1,400 secondes. Mais pour la détermination d'intensités au 

 bout de temps plus longs, il est préférable d'utiliser la formule 



(2) io.5(«— 18,5) = Const. 



laquelle reproduit le plus fidèlement possible les observations à partir 

 <ie 900 secondes. Quand on opère dans les limites de 3 à 1400 secondes, 

 il est plus simple de recourir directement à la courbe des observations, 

 laquelle est livrée avec l'appareil et donne immédiatement par l'ordonnée, 

 l'intensité au temps considéré^ marqué sur l'abscisse. 



Le dispositif du nouveau photoptomètre est très simple : il consiste en 

 trois tubes noircis intérieurement qui se raccordent. Celui qu'on applique 

 contre l'œil est muni, de ce côté, d'une lentille convergente à grande dis- 

 tance focale ayant pour but de supprimer du champ de la vision distincte 

 les parois du tube. Ce tube glisse à coulisse dans un autre présentant 



. (1) Travail du Laboratoire de Psychologie physiologique de laSorbonne. 

 - (2) Comptes rendus de V Académie des sciences, 10 octobre. 



