SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 965 



dépendraient de l'aide chargé de la pratiquer. Je crois avoir tourné la 

 difficulté en employant une canule de forme spéciale, construite d'ail- 

 leurs pour prendre la pression latérale dans les artères sans interrompre 

 le cours du sang, mais qui peut également servir dans le cas actuel. Ce 

 petit appareil, construit sur mes indications par M. Verdin, consiste essen- 

 tiellement en une espèce de fer à cheval : les extrémités du fer sont fixées 

 dans les deux bouts du vaisseau sectionné ; au sommet du fer, un ajutage 

 latéral est fermé par un mandrin; de la sorte, la circulation peut conti- 

 nuer dans le vaisseau comme d'habitude, on n'a fait que substituer, 

 à 2 centimètres de tuniques élastiques, un tube métallique coudé de 

 3 ou 4 centimètres au maximum. En retirant le mandrin qui ferme 

 l'ajutage latéral, on débouche une ouverture par laquelle, comme 

 dans les canules artérielles du professeur Jolyet,on peut fixer l'extrémité 

 d'un tube creux, destiné à être mis en relation soit avec un appareil me- 

 sureur de pression, s'il s'agit d'une artère, soit avec le récipient qui ren- 

 ferme le sang à injecter, dans le cas présent. Je n'insiste pas sur quelques 

 détails de construction, notamment sur l'existence, dans les branches 

 latérales du fer à cheval, de mandrins en baleine destinés, soit à fermer 

 momentanément l'une des branches ou toutes les deux à la fois, soit à 

 briser les caillots qui viendraient à se produire : ces détails n'ont d'inté- 

 rêt que lorsqu'il s'agit de pression artérielle latérale, dont il n'est pas 

 question ici. 



L'ajutage latéral de la canule est relié à un récipient (flacon, éprouvette 

 graduée, etc.) fermé par un robinet et une presse à vis permettant de régler 

 la vitesse d'écoulement du sang chargé de méthémoglobine qui y est 

 contenu. Au moment de l'opération, il suffira d'ouvrir le robinet pour 

 laisser le réactif pénétrer dans la veine. Le tout est maintenu à la tempé- 

 rature de l'animal. 



3° Observation du sang au spectroscope : 



La veine du côté opposé à l'injection reçoit également une canule en fer 

 à cheval dont l'ajutage latéral est relié à un tube de verre fixé devant la 

 fente du spectroscope. Ce tube de verre sera, au moment de l'expérience, 

 traversé par un courant de sang, en nappe suffisamment mince pour 

 donner nettement le spectre classique de ce liquide. Pour éviter toute 

 espèce de retard, il importe de ne pas faire traverser à une tranche de 

 sang un long système de tubes avant de présenter son spectre à l'œil de 

 l'observateur; pour cette raison, le collimateur est placé très près de la 

 région que traverse le vaisseau qui fournit le sang; l'opération est surtout 

 très commode sur les jugulaires, et il est facile de choisir sur les deux 

 veines deux points un peu différents, dételle sorte que la différence, entre 

 le point du vaisseau où se fait l'injection, et le point de la veine opposée 

 où se fait la prise, soit précisément égale à la longueur de tube nécessaire 

 pour amener le sang devant la fente. 



