— 169 — 



Fimkenlänge mit Hilfe eines Induktoriums zu ermitteln, 

 dessen Windungszalilen bekannt sind. Dabei beachte 

 man die von Hrn. Walter ^) angegebene Regel, wonach 

 als Masstab für die thatsächliche Erreichung einer be- 

 stimmten Funkenlänge der Magnetisierungsstrom Ji niclit 

 höher genommen werden soll, als dass von 10 Unter- 

 brechungen 8 bis 9 Funken überspringen und 1 bis 2 

 Entladungen aussetzen. Indem man nun diese selben 

 Entladungspole auf das, auf seine Windungszahl zu 

 untersuchende Induktorium aufsetzt, ermittelt man die- 

 jenige günstigste Kapazität K und denjenigen günstig- 

 sten Magnetisierungsstrom Ji mit dem bei diesem In- 

 duktorium ebenfalls von 10 Unterbrechungen 8 — 9 Fun- 

 ken springen und 1 — 2 Entladungen aussetzen. Das 

 findet statt mit der gleichen Spannung J2, die wir an 

 dem Apparat mit bekannter Windungszahl ermittelt 

 hatten. Aus der Schwingungszahl T, die wir durch 

 photographische Aufnahme eines dieser Funken in be- 

 kannter Weise ermitteln, des abgelesenen Wertes für 

 Ji, der eingeschalteten Kapazität K und unter Be- 

 nützung des obigen Wertes für J2 können wir das 

 Windungsverhältnis m/ni mit Hilfe obiger Formel be- 

 rechnen, und erhalten daraus durch Nachzählen der 

 A¥indungen auf der primären Spule die sekundäre 

 Windungszahl. Bei der Bestimmung von Ji ist es unter 

 Umständen, insbesondere wenn die Beobachtungen zeit- 

 lich weit auseinander liegen, nötig, den Barometerstand, 

 die Temperatur und den Feuchtigkeitsgehalt der Luft 

 zu notieren, und bis auf weiteres die Prüfung der in 

 Frage stehenden Spulen unter möglichst ähnlichen Zu- 

 ständen vorzunehmen. 



1) B. Walter, Wied, Ann. 62"p. 301- 1897. 



